ÉLECTRIQUES. 195 
l'on a disposé le galvanomètre de manière que l'aiguille 
marque le zéro, quand le courant est interrompu, il con- 
servera cette même disposition tant que le fil de platine 
ne sera pas en contact avec le mercure du tube, mais l'ai- 
guille déviera aussitôt que le contact aura lieu et restera 
déviée jusqu’à ce que ce contact soit de nouveau rompu par 
l'ascension de l'engrenage qui porte le fil. 
L'instrument étant ainsi disposé, et le mouvement d'hor- 
logerie réglé d’après un chronomètre-type qui restera à terre, 
supposez qu'après avoir observé la déviation de l’aiguille du 
galvanomètre, vous ayez constaté sur le chronomètre le 
moment où le courant se trouve rompu , vous saurez qu'alors 
commence la course ascensionnelle du fil de platine et, par 
conséquent, que si la température reste la même, le courant 
sera de nouveau rétabli dans cinq minutes; si, au contraire, 
la température change, cette fermeture du courant aura lieu 
avant ou après les cinq minutes. Connaissant done la relation 
qui existe entre une seconde ou une demi-seconde et l'éten- 
due de chaque degré du thermomètre, on peut facilement 
calculer, d'après le temps écoulé entre les fermetures consé- 
cutives du courant , les différents degrés de température 
indiqués par le thermomètre. 
On conçoit que le même mécanisme peut être appliqué au 
baromètre et au psychromètre, pourvu qu’ils soientsuspendus 
en équilibre dans le ballon. 
L'appareil tel qu'il vient d'être décrit n’enregistre ps, 
comme on le voit, les observations, et pourtant, en théorie, 
la chose serait facile, car il suflirait de remplacer le galvano- 
mètre par un électro-aimant muni d'un crayon qui tracerait, 
sur un cylindre tournant régulièrement, un trait à chaque 
fermeture du courant. Mais, pour qu’un électro-aimant 
puisse agir avec un circuit considérable, il faut des fils 
conducteurs un peu gros, une pile énergique, et il i nportait 
