196 ENREGISTREURS 
pour ne pas charger le ballon, d'agir avec des fils très-fins. 
De plus , il fallait employer une pile très-faible pour ne pas 
provoquer une étincelle qui aurait pu causer quelques trépi- 
dations de la part de la surface du mercure du thermomètre , 
force a donc été d'employer dans ce cas le galvanomètre. 
Enregistreur météorologique de M. Wheatstone.—L'an- 
notation des indications thermométriques, barométriques et 
psychrométriques a été réalisée dans l'enregistreur météoro- 
logique établi à Kiew. 
Bien que fondé sur le même principe que l'instrument 
précédent, il en diffère pourtant en ce que l'enregistrement 
des observations se produit au moment où le fil sort du mer- 
cure et où , par conséquent, le courant se trouve rompu. En 
cet instant, en effet, l'électro-aimant dont nous avons admis 
la présence, quand il s'agissait de produire une annota- 
tion écrite de la part de l'appareil précédent, se trouve inactif 
et laisse tomber son armature contre un levier à détente qui 
laisse libre un mouvement d'horlogerie. À ce mouvement 
d'horlogerie indépendant de celui qui provoque l'ascension et 
la descente du fil dans les instruments, correspond un levier 
à marteau, comme celui d’une sonnerie, qui se trouve disposé 
de manière à frapper les extrémités de deux étoiles flexibles 
dont les rayons portent des caractères en relief. Ces caractè- 
res ainsi frappés, peuvent laisser leur empreinte sur un 
Cylindre revêtu d’une feuille de papier, lequel est mis en 
rafport de mouvement avec le mécanisme d’horlogerie du 
. Marteau, à la manière des télégraphes imprimeurs. 
~ Les étoiles flexibles , appelées roues des types, dont le 
Mouvement s'accorde parfaitement avec l'ascension et la des- 
cente du fil qui plonge dans le mercure des instruments, 
sont tellement disposées que quand l’une, munie de quinze 
rayons portant chacun une lettre, a faitun tour sur elle-mé- 
me en trente secondes, l'autre roue qui n’a que douze rayons 
