200 ENREGISTREURS 
dans mon cabinet et, par l'intermédiaire seul de l'électricité; 
les indications de mon anémomètre, et voici comment j'ai 
résolu le problème dans mon anémographe électrique: 
Supposez qu'un anémomètre, dont nous allons indiquer à 
l'instant la disposition, soit placé au sommet d’un toit, d’une 
tour ou d'une montagne même, et que des fils métalliques, 
combinés en conséquence, unissent cet instrument à un 
autre appareil récepteur qui sera placé dans le cabinet de 
l'observateur, on pourra comprendre déjà qu'un courant 
électrique passant à propos par ces fils et les deux appareils, 
pourra , à l’aide de certains mécanismes adaptés à l'anémo- 
mètre, se trouver interrompu ou rétabli suivant Ja vitesse et 
la direction du vent. Or, ces interruptions pouvant être accu- 
sées sur l'appareil récepteur , il suffit d'adapter à celui-ci un 
mécanisme marquant le temps, pour obtenir des indications 
continues inscrites sous l'influence du vent, par le seul inter- 
médiaire de l'électricité. Tel est le principe de mon anémo- 
graphe électrique, dont j'ai dû varier la disposition suivant 
le nombre de fils employés pour transmettre le courant ou 
suivant le genre d'indications que l'on veut obtenir. 
Quand la distance de l'anémomètre à l'appareil récepteur 
n'est pas grande comme, par exemple, celle d’un toît à l'une 
quelconque des pièces de l’intérieur d’une maison, l'anémo- 
graphe à onze fils doit être préféré, car les indications sont 
plus sûres et la dépense des fils n’est pas considérable. Mais 
comme il peut arriver que, voulant observer la marche des 
vents sur de hautes montagnes, on se trouve forcé, par éco- 
nomie, de n’en employer qùe le moins possible, j'indiquerai 
les deux genres de mécanismes. 
Anémographe électrique à onze fils de M. Th. du Moncel. 
— La description de cet appareil a été faite dans la plupart 
des journaux de l'année dernière, et même dans quelques 
nns de ceux de cette année : aussi, dans la crainte de ne pas 
