208 ENEGISTREURS 
Anémographe électrique de M. Th. du Moncel à trois 
fils. — Si l'on ne veut employer que trois fils pour faire mar- 
cher l'appareil tel que nous l'avons décrit précédemment, 
un mécanisme additionnel devient indispensable, et le com- 
mutateur de l’'anémomètre doit avoir une disposition toute 
particulière, du moins en ce qui concerne la direction et la 
durée du vent, car les mécanismes en rapport avec la vitesse 
restent les mêmes dans les deux cas. Il est bon aussi de dire, 
dès à présent, gwen raison du cas particulier où ce nouvel 
instrument doit être préféré, deux des onze fils de l'appareil 
précédent peuvent être remplacés par la terre, et ces fils cor- 
respondent : l’un au circuit en rapport avec l'indication des 
vitesses , l’autre au circuit qui relie entre elles les différentes 
pièces de l'instrument qui doivent fournir la direction et la 
durée des vents. 
Le commumateur de l'anémomètre à trois fils, au lieu 
d'être formé par une couronne métallique coupée en huit 
secteurs, se compose de 2 rebords métalliques disposés circu- 
lairement autour de l'axe de la girouette et divisés chacun 
en huit parties égales qui ne se correspondent pas exacte- 
ment entre elles pour les deux circonférences, et cela, pour 
un motif que nous expliquerons. Toutes ces parties des deux 
circonférences sont d’ailleurs en rapport avec le même pôle 
de la pile, mais font partie d’un circuit différent, suivant la 
circonférence à laquelle elles appartiennent, de telle sorte 
qu’à proprement parler, un circonférence possède un circuit, 
et l'autre circonférence un autre circuit. 
Le doigt qui doit agir sur ce commutateur au lieu d'être 
coudé est droit, ou plutôt se compose d’un simple levier sur 
lequel peut circuler, dans une double coulisse horizontale, 
Un noyau métallique armé de deux butoirs parallèles qui 
plongent verticalement au-dessous du levier et qui se trou- 
vent rappelés, ainsi que le noyau lui-même, dans une posi- 
