ÉLECTRIQUES. 911 
en inierposant les deux électro-aimants moteurs de la roue 
à rochet dans les deux circuits correspondants au commuta- 
teur de l’anémomètre, et orientant les deux appareils, Cest- 
à-dire la girouette et la roue à rochet du mécanisme récep- 
teur, chaque changement de vent pourra être accusé par la 
circulation du courant dans tel ou tel électro-aimant de l'a- 
némographe précédent. Tel est le mécanisme additionnel au 
moyen duquel on peut économiser huit fils conducteurs. 
Avec ce système, on pourrait, par un mécanisme très 
simple, mais dont les indications seraient peut-être moins 
sûres, éviter les huit électro-aimants de l’anémographe à 
onze fils, et réduire, par conséquent, leur nombre à trois 
seulement. 
Il suffirait, pour LÉ d'adapter à la roue à- rochet- du 
mécanisme additionnel dont je viens de parler, une poulie 
qui serait montée sur le même axe qu'elle. Cet axe pivoterait 
entre deux pointes d'acier, et sa poulie serait en correspon- 
dance avec une autre poulie du même diamètre, montée 
également sur un axe vertical. La distance des deux axes se- 
rait précisément égale au développement de la circonférence 
de ces poulies, et, au-dessous de ce système, tournerait le ’ 
grand cylindre aux indications qui serait construit de la mê- 
me manière que pour l'anémographe à onze fils, seulement, 
la feuille de papier s'enroulant sur un second cylindre placé 
de côté, et un peu au-dessous du premier, formerait comme 
une nappe légèrement inclinée au-dessous de ce système de 
poulies. 
Une courroie, portant trois jonk cylindres verticaux, dis 
lesquels pourraient glisser, jusqu’à une certaine limite, des 
crayons, relierait les deux poulies, et, comme la distance des 
centres de ces poulies serait égale au développement de leur 
circonférence, chaque dent de la roue à rochet du mécanisme 
récepteur quis’échapperait ferait, prendre successivement aux 
