212 ENREGISTREURS 
-crayons de la courroie une position déterminée qui serait un 
huitième de la tangente commune ou de la partie droite de 
la courroie. En prenant donc celle de ces deux tangentes qui 
se trouve au-dessus de la génératrice du cylindre aux indi- 
cations, comme étant la ligne suivant laquelle doivent se faire 
ces indications, on pourrait juger de la nature du vent qui a 
régné par la hauteur de la trace au crayon laissée sur le 
cylindre, et apprécier sa durée par la longueur de la trace 
elle-même. De plus, comme la longueur totale de la courroie 
représente trois fois la longueur de la tangente commune, un 
crayon devra toujours succéder à l’autre dans le champ des 
indications, quelque soit le sens dans lequel s’accomplit le 
mouvement des poulies ou de la roue à rochet. La disposition 
inclinée de la feuille de papier est forcée par la nécessité dans 
laquelle on se trouve d'éviter les marques du crayon au mo- 
ment de leur retour du côté opposé au champ de l'indication, 
et les soubresauts qui résulteraient d’une solution brusque 
de continuité. 
Anémomètre électrique à compteurs de l'Observatoire 
de Paris. — Au moyen des anémographes dont nous venons 
jusqu'à présent de parler, on peut suivre en quelque sorte 
la marche du vent, heure par heure, minute par minute; 
mais, pour les récapitulations mensuelles si nécessaires pour 
le calcul des moyennes météorologiques, un tel mode de 
notation entraîne tant de travail à cause des variations du 
vent, qu'on serait bien vite découragé si, à l’aide de compteurs 
Spéciaux, cette récapitulation n'était faite elle-même par 
l'instrument. Aussi, l'appareil que nous allons décrire, peut- 
il être regardé comme un complément du premier et lui être 
adapté, bien qu’on puisse néanmoins en faire un instrument 
tout-à-fait indépendant. L'anémomètre que j'ai installé à 
l'Observatoire de Paris réunit ces différents systèmes 
d'appareils, et de plus, un pluviomètre anémométrique qui 
