220 ENREGISTREURS 
persisté plus longtemps dans chaque direction et a été plus 
fort, on en conclura que, connaissant le nombre de ces 
fermetures par les compteurs ainsi que la somme totale des 
instants pendant lesquels le vent a soufflé dans une même 
direction dans un temps donné, on pourra connaître sa vitesse 
moyenne pendant ce temps et suivant cette direction. 
Pour obtenir avec ce système d'appareil transmetteur les 
indications relatives aux variations diurnes de l'intensité dur 
vent, lesquelles doivent être inscrites sur le cylindre récep- 
teur, j'ai adapté au support de la roue qui communique le 
mouvement du moulinet à la lanterne, un ressort de platine 
isolé sur de l'ivoire et en rapport avec un collier métallique 
également isolé , fixé sur l'axe de la girouette au-dessous de 
l'excentrique. Le courant parvient à ce collier par un frotteur 
et se trouve fermé par le ressort de platine toutes les fois qu'il 
est rencontré par un butoir rivé sur la petite roue horizontale 
correspondante. Comme le rapport du mouvement de cette 
roue au moulinet est de 4 à 450, le courant est fermé tous 
les 450 tours du moulinet. 
Bien que ces données anémométriques soient les plus néces- 
saires à connaître, il en est encore une dont on ne s’est jamais 
préoccupé , et qu’il serait pourtant bien important d'étudier, 
c'est l'inclinaison du vent aux différentes heures de la journée 
et suivant sa direction. Voici un appareil que je proposerais 
dans ce but, et qui pourrait parfaitement s'adapter aux pré- 
cédents. C’est une palette métallique qui serait placée per- 
pendiculairement au plan de la girouette et qui serait mobile 
autour d’un axe horizontal sur lequel elle serait maintenue 
en équilibre. Cet axe, toutefois, devrait être isolé métalli- 
quement de la girouette , et la palette elle-même ne devrait 
la toucher que par un appendice qui servirait de commuta- 
teur. Le vent en soufflant dirigerait la palette, suivant son 
inclinaison ; et l'appendice , en décrivant un arc de cercle , 
