283 ANALYSE DES TRAVAUX 
PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Anémographie. — Enregistre- 
ment du calme. — M. Emm. Liais, entretient la Société 
d'un inconvénient que présentent les anémomètres dans 
lesquels la durée et la vitesse du vent sont enregistrées d’une - 
manière indépendante. Cet inconvénient consiste en ce que, 
quand la vitesse du vent est nulle, la girouette reste fixée 
dans une direction quelconque par le calme, et alors l'appa- 
reil de durée enregistre comme si le vent soufflait réellement 
dans cette direction, de là une cause très grave d'erreur sur 
la durée des vents dans les lieux où le calme est fréquent. 
Dans un anémomètre à clepsydre qu'il a imaginé et dont il 
a adressé la description à l’Institut le 29 mars 1852, M. Liais 
a fait disparaître cet inconvénient. Dans l'appareil construit - 
par M. Du Moncel, on peut également connaître la durée du 
calme, parceque cet appareil se compose en outre de l'ané- 
momètre à compteur, d'ùn anémographe qui inscrit conti- 
nuellement à chaque instant la direction. et la vitesse du 
vent, de sorte que l'on peut toujours corriger les indications 
de l'anémomètre à compteur, à l’aide de celles de l’anémo- 
graphe. Toutefois dans le cas où l’on voudrait se contenter 
de faire des anémomètres électriques à compteurs, M. Liais 
fait remarquer qu'il est très facile d'empêcher ces appareils 
d'enregistrer la durée du vent quand il cesse de souffler. Il 
suffit pour cela que le courant électrique que la girouette 
distribue, suivant la direction du vent, devienne nul quand 
le vent cesse. L'un des moyens les plus simples pour obtenir 
ce résultat consiste à disposer sur l'axe de la girouette un 
petit anémomètre à plaque et à faire passer le courant par 
celle plaque, mais de manière qu'il cesse de passer dans le 
cas de la verticalité, ce qui ne présente aucune difficulté. - 
Si on craint les mouvements brusques de la plaque sous 
l'influence des bourrasques, on peut placer sur l'axe de la 
girouette, au lieu d’une plaque, un moulinet de Woltmann 
