100 ANALYSE DES TRAVAUX 
une détente arrêtant le mouvement de rotation d'une vis. 
Cette vis règle l'ascension des pointes de platine et est solli- 
citée à se mouvoir par un peids. Celle des tiges de platine 
qui se trouve dans la chambre barométrique, n'y parvient 
qu'en traversant le tube d'un baromètre auxiliaire dont la 
chambre est en communication avec la première, et cette 
tige est recourbée dans la cuvette du baromètre auxiliaire, 
alin que l'air ne puisse s'introduire dans la chambre baro- 
métrique , en suivant cette tige. Par cette disposition, la 
capillarité dans le tube qui fournit les indications , n'est pas 
modifiée par le passage de la tige. On conçoit aisément que, 
de cette manière, les pointes de platine s'élèvent jusqu'à 
la plus grande hauteur de la colonne mercurielle dans cha- 
cune des branches et s'y arrétent. Comme les courants trés 
faibles qui ont déterminé ce mouvement, ont été d'une durée 
trés courte, il n'y a pas eu d'élévation sensible de tempéra- 
ture dans la colonne qui est restée toujours parfaitement 
libre, condition que l'on n'avait encore obtenue qu'avec la 
photographie, et qui donne une très grande exactitude à la 
position des index. Au lieu d'un baromètre à siphon, on 
pourrait employer deux baromètres à un niveau constant; 
dans l'un ce serait le niveau inférieur, dans l'autre le niveau 
supérieur ; par là le mouvement serait deux fois plus grand. 
Pour que les maxima et minima barométriques absolus 
répondent toujours aux positions extrémes de la colonne 
mercurielle, il faut que la température reste sensiblement 
constante dans l'intervalle de deux observations. On obtient 
aisément ce- résultat en renfermant l'instrument dans une 
série d'enveloppes peu conductrices. Pour avoir l'heure du 
maximum, un cadran est mü par un horloge , une aiguille 
est entrainée par ce cadran, mais, chaque fois que le cou- 
rant est établi, elle est ramenée contre un butoir fixe, en 
face duquel se trouve passer l'heure de cet instant. La posi- 
