DE LA SOCIÉTÉ. 401 
tion que l'aiguille a prise la derniere fois que le courant a 
élé établi, indique done l'heure du maximum; une autre 
aiguille indique de méme l'heure du minimum. 
MÉTÉOROLOGIE. — Thermomètres électriques à mercure 
à maximé et d minimá donnant l'heure des limites 
extrêmes. — M. Emm. Liais fait remarquer qu'en appli- 
quant au thermométre une disposition analogue à celle 
qu'il a décrite pour le baromètre à maximd, on obtient 
un thermomètre à maximà donnant l'heure du maximum. 
Pour le thermomètre à minimà, il y a une disposition à 
prendre pour que le courant ne passe pas d'une manière 
continue dans la colonne, ce qui fausserait les indications 
par une élévation de température, Alors ce n'est pas dans le 
tube thermométrique que plonge la pointe en platine. Elle 
est supportée par un flotteur plongeant dans le thermométre 
. qui est en communication avec un des póles (ici il n'y a pas 
d'inconvénient à se servir d'un flotteur, pourvu qu'il n'y ait 
pas de force à faire pour vaincre le frottement d'un crayon), 
et cette pointe se recourbe pour plonger dans une capsule 
pleine de mercure dont la vis régle la descente , et qui est en 
communication avec l'autre pôle. Les autres dispositions 
sont semblables à celles du thermométre à maximá. On a 
donc ainsi un thermomètre à minimà entièrement à mer- 
cure, ce qu'on avait beaucoup cherché sans l'obtenir, et de 
plus l'heure de l'observation est marquée. 
MÉTÉOROLOGIE. — Psychrométre électrique à maximå 
et à minima. — M. Emm. Liais entretient encore la Société 
d'un psychromètre électrique à maximä et à minimà. Dans le 
psychrométrographe, comme les vrais maxima et minima ne 
dépendent ni du minimum, ni du maximum de différence 
des indications des deux thermomeétres, l'auteur emploie un 
hygrométre à cheveu auxiliaire pour indiquer l'instant des 
maxima et minima que ce dernier instrument, inexact 
