DE LA SOCIÉTÉ. 195 
suivant les puissances d'un nombre ou les produits de plu- 
sieurs nombres. La répétition se fait alors avec une célérité 
extraordinaire, de sorte que l'on obtient pour le diviscur 
final un nombre tellement grand qu'une erreur considérable 
sur la mesure du dernier arc obtenu peut se réduire à une 
quantité insensible. Ce procédé peut servir pour la mesure 
de toute espèce d'angles, et l'auteur passe en revue les diffé- 
rentes dispositions que l'on peut employer suivant les divers 
cas oü l'on a des angles à mesurer, mais l'instrument cons- 
truit est destiné spécialement à la mesure des angles de 
hauteur. On peut y faire disparaitre la collimation par 
l'application de la méthode de Bohnenberger. La lunette 
parfaitement indépendante se meut dans un plan vertical , 
et à cet effet , l'axe supporte un niveau et est équilibré. Un 
butoir permet toujours de retrouver facilement la position 
que la lunette avait au moment de l'observation , et un trait 
sur une lame de verre éclairée par derrière et portée par la 
lunette, permet de s'assurer si, en effet, elle a repris sa posi- 
tion, parcequ'alors ce trait doit paraître derrière les fils d'un 
très fort microscope, mobile sur la monture fixe de l'instru- 
ment et que l'on pointe sur ce trait immédiatement aprés 
l'observation, aprés quoi on l'assujettit fortement dans sa 
position. Le butoir supporte le poids de la lunette et. annule 
la flexion. Enfin quelques dispositions sont prises pour que, 
malgré cet effet, la pression sur l'axe soit constante de ma- 
nière à pouvoir être équilibrée. On reconnaît, de manière 
à pouvoir le corriger, le glissement qui pourrait s'opérer 
sous les vis de pression, au moyen d'un microscope que l'on 
peut assujettir en un point quelconque du cercle, et que 
l'on pointe sur le trait de la lame de verre fixée sur la 
lunette, lorsqu'on assujettit la lunette sur le cercle ou sur 
un trait semblable sur la monture de l'instrument lorsqu'on 
rend la lunette indépendante du cercle. L'instrument affran- 
