'^7 

 tubo del barometro si osserva sempre minore del 



vero; quindi questa correzione, per la quale è data 



la tavola opportuna, è sempre da aggiungersi. 



Onde licscano esatte le osservazioni fatte col ba- 

 rometro è necessario che la superficie dei mercurio 

 della cisterna , coincida sempre col principio delle 

 divisioni. Nei barometri in cui per mezzo di una 

 vile si la alzare, ed abbassare la superficie del mer- 

 curio della cisterna, questa coincidenza può sempi^ 

 ottenersi , e viene indicata da un galleggiante. Noa 

 così nei barometri che privi sono di questo conge- 

 gnamento; perchè in essi abbassando il mercurio nel 

 tubo, s'innalza la superficie di esso nella cisterna, 

 e quindi si allontana dal principio della scala. Laon- 

 de e necessaria un'altra correzione, la quale dipen- 

 de dal rapporto delle due superficie del mercurio 

 nella cisterna, e nel tubo, e quindi è proporzionale 

 alla misura di queste superficie, cioè a dire al rap- 

 porto dei due diametri quadrati della cisterna, e del 

 tubo. 



Una terza correzione è dovuta alla dilatabilità del 

 metallo sul quale sono incise le divisioni, ma que- 

 sta correzione varia secondochè il barometro è co- 

 struito in modo, che la cisterna, la scala delle di- 

 visioni, ed il tubo formino un tutto unito, ovvero 

 che le divisioni siano incise in una lamina di me- 

 tallo posta accamo del tubo , e separata da esso , 

 e dalla cisterna. Nel primo caso il metallo dilatan- 

 dosi dalla parte superiore pone le divisioni più alte 

 di quanto esser dovrebbero, e quindi l'altezza del 

 mercurio osservata riesce minore della vera; dila- 

 tandosi poi dalla parte inferiore strascina seco'all'in- 

 giù il tubo di vetro, die gli è attaccato, e quindi 

 ancora i' altezza del mercurio osservata riesce mi- 



