Ita 



nore della vera. E perciò in (jueslo caso la corre- 

 zione, che è propoVxionale alla ililalabilità del me- 

 tallo, alla temperatura di esso, od al iiuiihmo delle 

 divisioni, è sempre da aggiungersi , e metà ne è 

 dovuta alla dilatazione del metallo nella sua parte 

 superiore, metà a quella della parte inferiore. Quin- 

 di si è che nel secondo caso, cioè quando le divi- 

 sioni sono incise in una lamina di metallo separa- 

 ta , questa correzione è proporzionale non più al- 

 l'intiera somma delle divisioni sino all' altezza del 

 mercurio, ma alla differenza tra questa somma, e 

 la parte della scala, le cui divisioni non sono se- 

 gnate. Ragionando nella stessa guisa si ottiene la 

 correzione da farsi per la dilatazione del metallo 

 nei barometri a sifone , se non che in essi questa 

 correzione è proporzionale alla differenza di altez- 

 za del mercurio nei due bracci del tubo. 



Il mercurio nel barometro si dilata ancora giusta 

 la diversa temperatura , la quale ove successiva- 

 mente venga ad accrescersi fa innalzare la colonna 

 del mercurio, e produce che le altezze barometri- 

 che si osservino sempre maggiori. Per ridurre ad 

 uniformità le osservazioni è necessario che si sup- 

 pongano fatte alla stessa temperatura, e si suol sce- 

 gliere quella del ghiaccio fondente. Ecco una quarta 

 correzione da farsi. L'A. ha calcolato le tavole ne- 

 cessarie per queste correzioni; fa osservare però che 

 per ogni barometro tutte queste riduzioni possono 

 riunirsi in unica tavola , onde non fare che luia 

 sola correzione; e così ha egli fatto eseguire nel no- 

 stro Osservatorio. 



Ma le osservazioni barometriche per servire alla 

 meteorologia è d'uopo che fossero fatte alla stessa 

 altezza, ed ove noi fossero, è necessario ridurvele. 



