548 Friedrich Volkniar C'okütz, 



Saugventil, an das der Trichter geschraubt war, diente zugleich als Ge- 

 wicht für den Schlauch. Der Ausfluß der Pumpe wurde in einen eigens 

 für diese Untersuchungen konstruierten weiten Filtrator aus Müller- 

 Gaze Nr. 25 geleitet, aus dciu das Wasser in ein großes kalibriertes 

 Zinkgefäß floß. Der Rückstand aus dem Filtrator wurde in graduierten 

 Gläsern gesammelt und sofort durch Zusatz von Formoi fixiert. 



Die Untersuchungen wurden in Gestalt von Stichproben und 

 Stufenfängen in einem Zeitintervall von je 10 Tagen ausgeführt. Es 

 wurden für das Netzplankton 20 1 Wasser aus den folgenden Schichten 

 gepumpt : 



Oberfläche — V2 ^ 



1 m — 2 >> 



2 » — 4 » 

 4 » — 6 >> 



6 » — Grund. 



Die saugende Öffnung des Trichters wurde während des Fanges gleich- 

 mäßig und langsam durch die betreffende Wasserregion geführt. 

 Aus denselben Tiefen wurden alle 4 — 5 Tage AVasserproben von 1 1 

 mit der MAYEßschen Schöpfflasche für das Zentrifugenplankton ent- 

 nommen. Sie mußten sofort in besonderen Zinkblechcylindern vor 

 intensiver Belichtung und durch nasse Tücher vor starken Temperatur- 

 schwankungen geschützt werden. Schon ein kurzes Stehenlassen dieser 

 Schöpf proben ohne jene Schutzmittel brachte Veränderungen in der 

 Quantität und Qualität dieser zarten Protisten mit sich. 



Je 10 ccm Seewasser wurden am Ufer 10 Minuten lang zentrifugiert, 

 womit ich eine vollkommene Sedimentation erreichte. Es stand mir zu 

 diesem Zwecke eine Handzentrifuge zur Verfügung mit 3500 — 4000 

 Umdrehungen pro Minute 1. 



Die Filtriermethode (gehärtete Faltenfilter der Firma Schleicher 

 u. Schüll) kam nur für die Kolonien der wasserblütebildenden Algen, 

 welche sich nicht zentrifugieren lassen, zur Verwendung. Für das 

 Zentrifugenplankton werden durch Filtrieren, wie Woltereck schon in 

 Lunz gezeigt hat, keine brauchbaren Werte erzielt. Die in unzähhgen 

 Mengen auftretenden jungen MicrocystisStadien und die Alge Pleu- 

 rococcus 'punctiformis, ebenso wie Schwärmsporen und die Cyclotella 



1 Diese Zentrifuge »JMedico G « mit doppeltem Antrieb von der Fa. Hügers - 

 HOFF, Leipzig, eignet sich sehr gut zu derartig planktologisclien Ai'beiten an ab- 

 gelegenen Gewässern, wo man weder die bequemere Turbinen- noch Elektro- 

 motorzentrifuge verwenden kann. Bei Handzentrifugen von geringer Tom*enzahl 

 ist bedeutend längere Zentrifugierdauer nötig ! 



