

vantaggi sensibili sugli altri tipi ; e di una grandissima velocita, 

 si presta, oltre che per le sezioni a nastro dei pezzi in paraffina, 

 ancbe per essere adoperato col coltello obliquo e coi pezzi inclusi 

 in celloidina. Ma io avevo taciuto su alcuni difetti di esso, fra i 

 quali il piii grave e che le sezioni non si ottengono di egiiale spes- 

 sore, qiiando si riprende a tagliare il pezzo dopo una interruzione. 

 E questo difetto e insito alia parte fondamentale del microtomo, 

 cioe alia slitta verticale, non sara quindi facile porvi riparo. 



Inoltre, col Minot-Zi lumermann, le sezioni al disotto dei 

 5 [M non riescono quasi mai, e I'orientazione dei pezzi si compie 

 poco agevolmente, e non sempre bene. Certo che per un microtomo co- 

 struito essenzialmente per fare le sezioni a nastro, arrivare ad ano 

 spessore di 5 ^ e in generale sufficiente ; e quanto all'orientazione 

 si potrebbe renderla piu facile. Non va dimenticato, in fine, che il 

 prezzo di quel microtomo e eccessivo, venendo a costare, quando e 

 complete, circa 500 lire (D. 



II pill veechio microtomo del tipo rapido h quello a bilico di 

 Cambridge (rocking microtome); ma per molte ragioni esso si pre- 

 sentava come uno strumento troppo rudimentale, per quanto la fa- 

 cilita nell'adoperarlo, la semplicita della costruzione e quindi il poco 

 costo, lo facessero noto in breve tempo. Ora appunto nel tempo che 

 io pubblicai il Manuale surricordato, alia Stazione Zoologica di Na- 

 poli arrecavano parecchie modificazioni a quel microtomo, renden- 

 dolo molto pill coniodo e migliorandolo assai. Siccome questo stru- 

 mento recentissimo non 6 ancora stato descritto, credo opportuno 

 accennare brevemente ai miglioramenti che vi furono introdotti. 



II veechio microtomo di Cambridge aveva specialmente note- 

 voli questi difetti: una difficile orientazione, ed una corsa utile del 

 pezzo brevissima; cosi che occorreva rimetterlo di sovente a posto. 

 Ora nel tipo modificato a Napoli la corsa utile e di 12 mm. e la 

 orientazione u molto migliorata. Anche la presentazione dell'oggetto 

 e resa piii facile, col mezzo di un contrappeso situato siiUa parte 

 posteriore del braccio di leva del portaoggetti. Per la determinazione 

 dello spessore delle sezioni non occorre piu ascoltare il numero dei 

 colpi, basta mcttere a posto, col mezzo di una semplice leva la lancetta 

 di un quadrante. Con una piccola modificazione (che importa una 

 maggiore spesa di 20 lire) si puo addirittura evitare di toccare il 



(1) II B e c k e r ha nllimameute sempliflcato e, dicono, anche raigfliorato 11 M 1 n o t. Io 

 non conosco quest' ultimo modello, nb ho potato vederue nessuua descrizione. 



