• - 27 - 



portaoggetti quaado o fiiiita la corsa utile del pezzo, sostituendo 

 invece un movimento di avanzata del portacoltello. 



Servendosi di buoni coltelli (quelli del Walb non furono tro- 

 vati soddisfacenti, ed a Napoli preferiscono dei rasoi di J, Haywood 

 6 C, Sheffield) si ottengono sezioni sottili fine a ft 1 'y^, purclie 

 si tratti di tessuti non troppo duri ed abbastanza omogenei. lo non 

 ho ti'ovato nessuna difficoltu ad ottenere sezioni di 3 y. con nn pezzo 

 contenente della chitina. 



II microtomo a bilico cosi modificato viene fabbricato dal Jung 

 di Heidelberg per soli 120 marchi, ed aggiungendovi il pezzo che 

 regge il nastro delle sezioni si arriva a 150 marchi; cioe, compu- 

 tando anche il oambio, circa 200 lire, senza i rasoi. 



Va notato che il meccanisrao (cosi complicato nel Minot-Zimm.) 

 e rimasto, come nel tipo priiuitivo, di una grande semplicita e so- 

 lidissimo in questo microtomo a bilico. Un'accusa che gli viene fatta 

 (dallo Sohieffer decker nei Zeit. f. tviss. MiJcr. del 1892, p. 171) 

 e quella di non dare delle sezioni plane, ma bensi delle superficie 

 cilindriche. Cio e vero, ma questo fatto ha importanza? Ecco in- 

 taiito il calcolo della curvatura delle sezioni. 



Chiamo x la distanza ch'esprime quella che piu brevemente pu6 

 dirsi la curvatura della sezione, r il braccio di leva che porta il 

 pezzo e che fa il movimento a bilico, a la differenza fra r ed x e 

 ft) la meta dell'altezza della sezione ; avro : 



CO 



= r-x; e Of. :=: \/r--R* 



Ora sappiamo che r e eguale a 80 millimetri. se supponiamo 

 che la sezione raggiunga I'altezza di 10 mm. sa.ra /3 ==5 e quindi : 



« = \/80'-5* = 79,84 e ^ = 80 - 79,84 = 0,16 



Si ha dunque una curvatura molto sensibile, cioe di 160 ft. IMa se 

 rifacciamo lo stesso calcolo per sezioni di 6 mm., e quindi /3 =: 3, 

 avremo a; = 20 ft; e per sezioni alte 2 mm, /3 = 1, sara x^='^ jx. 

 Ora si noti che, specialmente per sezioni trasversali, Taliezza di un 

 centimetro e addirittura enorme, ed e molto aminetterne una di 6 mm. 

 Ma vi e un'altra osservazione da fare: il microtomo rapido si 

 adopera per sezionare tutto un pezzo, di solito un embrione, onde 

 si possa fame la ricostruzione. In questo caso I'inconveniente della 

 curvatura non esiste piu, perche una ricostruzione si fa egualmente 

 esatta tanto proiettando delle superficie plane come proiettando delle 

 superficie curve; la differenza sara solo nella costruzione della proie- 



