discrete. II Tho ma-Ju ng, modificato dalla Staz. Zool. di Napoli; 

 e il Becker, al quale di recente furoiio apportate delle roodifica- 

 zioni. Questi due sono niigliori ma anche piu complicati e cari del primo. 

 Infatti uno Sclianze puo aversi per L, 140, compreso i coltelli. 

 Un T li m a- J u n g od un Becker passa le 300 ed arriva alle 400 

 lire. II Becker, venuto dopo il T h o m a- J u n g, lia cercato di evi- 

 tare alcuni inconvenienti di questo, ma non vi e riuscito clie in parte. 

 Certo e vantaggioso il sistema di vite micrometrioa, iutrodotto dal 

 Becker (descritto dal prof. Spengel alle VerhancU. d. DeutscJien 

 Zool. Gesell. 1892), e die evita la noia di ricaricarla e portarla a 

 posto, come si deve fare col Tlioma-Jung. E discutibile se sia 

 da considerare come un progresso I'aver sostituito al movimento a 

 mano del portacoltello una manovella. Certo non e un miglioramento 

 del Becker I'aver fatte di cristallo le guide suUe quali scorre il 

 portacoltello, e I'avere appoggiato quest' ultimo su delle punte. Si 

 e cosi ottenuto di eliminare I'olio, necessario nel Thoma-Jung 

 per far scorrere la slitta portacoltello, ma sara ben difficile negare 

 che il rimedio sia peggiore del male; perclie delle due una: o le 

 punte sfregkeranno il cristallo, o questo consumera quelle. E col lungo 

 uso dello strumento e colle particelle dure clie dal pulviscolo atmo- 

 sferico si deporanno sulla slitta aumentando I'attrito dei pezzi, si 

 finira col rendere difficile e irregolare il movimento del portacoltello. 



Si puo, credo, coucludere che a tutt'oggi il T li o m a -Jung e an- 

 cora uno dei migliori microtomi a slitta, quantunque non privo d'in- 

 convenienti. Alia sua vite micrometrica sarebbe opportune sostituire 

 una di quelle Becker a rovesciamento, e credo anche che si do- 

 vrebbe modificare la forma della slitta portacoltello per rendere piii 

 difficili le osclllazioni e le ineguaglianze. E sarebbe anche un van- 

 taggio che la costruzione di quella parte del microtomo dove sta il 

 portacoltello fosse tale da non lasciare scoperta la superficie unta 

 sulla quale, com' e oggidi, facilmente puo insudiciarsi la mano de- 

 stra, Infine sarebbe molto utile, se la cosa puo farsi senza pro- 

 durre troppa complicazione nel meccanismo, che I'avanzamento della 

 vite micrometrica venisse compiuto automaticamente col movimento 

 del portacoltello. 



Se questi miglioramenti saranno possibili senza aumcntare il 

 costo, gia elevato, dello strumento ritengo difficile trovarne un altro 

 che possa sostituirlo, 



Spezia. 6 Febbraio, 1895. 



