- 48 - 



L' indicatore geometrico per il microscopio matematicamente considerato. 



PEL DOTT. PIETRO DE VESCOVl, 

 (Con figura) 



Ricevuta il di 20 Marzo 1695. 



E proibita la riproduziono. 



Stimo opportuno di chiaraare I'attenzione sul problema geome- 

 trico — trattando della sua soluzione — che mi servi di base e di 

 guida per ideare il marcatore che ho proposto 1^', avendo esso incon- 

 trato considerazione presso raicrografi (''''. E cio affinche risultando 

 matematicamente provata I'esattezza delle norme stabilite per servi r- 

 sene, sia piu manifesta I'utilita che se ne puo taiito facilmente ri- 

 trarre dal microscopista, 



Nella costruzione del detto indicatore applicai, risolvendolo, il 

 seguente problema geometrico: Dati due punti dei lati di un angolo 

 rctto e dato un imnto della hisettrice di qiiesto angolo, trovare il sno 

 vertioe. E applicando airiwtZecafore: segnati ire punti, iielle condizioni 

 volute dal problema, determinare, ossia mettere al centre ottico del 

 campo visuale microscopico, il quarto piinto che deve essere I'oggetto, 

 la sezione o la parte interessante da riosservarsi. 



Affinche la soluzione del problema conduca alia meta di poter 

 ritrovare quel punto del preparato microscopico che piu particolar- 

 mente si desidera studiare, giovera ricordare che proposi di tracciare 

 sul piattino del microscopio un sistema di otto linee alternativa- 

 mente ortogonali, concorrenti ad un centre che coincide con I'asse 

 ottico del microscopio; linee in due colori, di modo che la bisettrice 



(1) De Vesco vi P., ('n semplicissimo isiMic\roaE geovielrico per microqrafia. 7.oo\og. 

 — Anzeiger. Anno 189-2, N. 392, pagr. 203 {Con figj. 



(2) Nello Zdiclirft f. wiss. Mikroskopie u. f. mikroskopische Technik. — Bd. X, H. 4, 1893, 

 pag. 458- trovasi moltobeue fijurato e concisameute descritto questo indicatore con un ap- 

 prezzamento che glova ripelere per accrescere fiducia a questo apparecchio: « Der Finder 

 von Dr. l". De Vescovi ist in der Thai su einfach ah miiglich. » 



Cosi pure nel Journal of the Royjal Microscopical Society. — August, 1892, Part 4 — a 

 pafi,'. 530 6 detto che : « Dr. P. De Vescovi describes a netv form of indicator tohich has the ad- 

 vantage over those in general tiic of great simplicity and general applicability to any Microscope. » 

 Segue una breve descrizione dell' indicatore accoranagnata da una nitida figura e, del modo 

 di servirsene. 



E stato anche recentemente raccomandato e descritto questo metorto pel ritrovamento 

 di un dato punto nei preparati microscopici, daU'egregio Dr. Prof. Davlde Carazzi, nella 

 sua pregevole Tecnica di Anatomia microscopica—Vlrico Heopli. Milano, 1804— a pag. 174-175. 



E il Sig. /•'. Koristka (Milano, Via San Vittore, num. 74) ha costruito questo ii^Hcator^ 

 su qualche naicroscopio, con molta eleganza e precision?. 



