- 117 - 



nel piano orizzontale, e danno grande scorrevolezza al carrello, per- 

 mettendo di spostarlo con somina facilita in ogni luogo. Un con- 

 gegno di arresto, costituito da due viti di pressione ctie agiscono 

 su un paio delle rotelle, permette di iminobilizzare a volonta il 

 tavolo nella posizione e nel luogo desiderato. 



II piano del tavolo e una lastra di vetro, di marmo o di ar- 

 desia artificiale, con bordi rilevati 5 mm. sulla parte centrale e con 

 scanalature multiple per cdnvogliare i liquidi verso gli orifizi di 

 scolo. Se e di vetro basta uno spessore di 30 mm. in corrispon- 

 denza dei bordi; se di marmo o di ardesia artificiale lo spessore 

 sara di mm. 40. E preferibile una superficie scanalata ad una piana 

 perclie con quella vieno diminuita I'area di contatto tra il cadavere 



od i pezzi ed il piano del tavolo e perche cosi viene favorito il de- 

 flusso dei liquidi. Gli orifizi di scolo occupano un' area circolare di 

 50 mm. di diametro e si trovano ad una delle estremita del piano, 

 cioe a quella fissa, come si vede nella fig. 2 ; hanno un diametro di 

 5 mm. I'uno e sono disposti a cribro, in modo da arrestare il passag- 

 gio di materiali solidi. La lastra del piano poggia su un telaio di ferro 

 ad L, pure smaltato in bianco, il quale e spostabile in senso verticale; 

 come ben si vede dalla fig. 2 questo spostamento e ottenuto con 

 una due semplici aste dentate ; una apposita maniglia situata nel 



