- 77 



6.20; 6,40; 6,60 ecc. fino ad 11,40 e fotografai riducendo ad V^o. Ebbi 

 cosi un piccolo quadro contenente tutti i circoli col diametro in mm. 

 e decimi di millimetro. La scala, fotografata in una comune ne^ativa, 

 fu stampata in una dispositiva di celluloide trasparente, per modo che 

 applicandoia sullo schermo (dalla parte posteriore) lasciava vedere i 

 o:lobuli ivi proiettati ed inoltre i circoli della scala stessa. 



II diametro dei diversi circoli cosi ridotti fu esattamente misu- 

 rato colla macchina da dividere dell'Istituto fisico della R. Univer- 

 silk, e risulto di ^'7o in piu del valore segnato. Per non fare la cor- 

 rezione ad ogni lettura (se l' ingrandimcnto dei globuli da misurare 

 fosse stato di 1 a 1000) ho fatto in modo che I'ingrandimento venisse 

 come 1 a 1000 + V70 ^ cioe come 1 a 1014. 



Dispositivo per la proiezione e misurazione dei glohuli rossi. 

 II fascio luminoso della lampada ad arco della lanterna dell'apparec- 

 chio per proiezioni si fa passare per un condensatore a varie lenti : 

 il fascio luminoso paruUelo ottenuto, attraverso all'apparecchio di 

 Abbe, arriva al prepur.-ito che trovasi nel microscopio per proiezioni 

 orizzontali. Una soluzione di allume all'uscita del fascio luminoso 

 dalla lanterna intercetta al solito i raggi caloriferi, e I'aggiunta di 

 cloruro di nichelio a questa soluzione fa ottenere la luce monocroma- 

 tica (verde). Le due condizioni acceunate sono indispensabili per avere 

 immagini nitide, non far variare I'indice di rifrazione dell'olio di le- 

 gno di cedro (come ho provato sperimentalmente: il preparato 6 

 rimasto infatti sempre a fuoco dopo un'ora) e per non danneg- 

 giare I'obbiettivo ad immersione. 



Le migliori immagini io ho avuto con I'obb. apocromatico Zeiss 

 2 mm. 1,30 1,40 ap. n. e I'oculare comp. 8. La proiezione ho ottenuto 

 su di uno schermo di vetro finamente smerigliato, il quale e mobile pa- 

 rallelamente al fascio luminoso, e fissato nella posizione voluta (una 

 trentina di centimetri dall'oculare col sistema di lenti accennato). 



L'ingrandimento a 1014 ebbi proieitando sullo schermo il micro- 

 metro obbiettivo Zeiss, per modo che lo spazio fra due divisioni (dal 

 centro di una linea divisoria a quello dell'altra) corrispondesse nelle 

 parti centrali del campo a mm. 10,14. 



Le misurazioni vengono fatte dalla parte posteriore dello schermo, 

 ed e da questa parte che il vetro 6 smerigliato. 



Un semplice congegno, posto a livello dello schermo stesso ed a 

 destra, mette a fuoco i I preparato per ciascuna misurazione; un altro 

 congegno vicino al precedente muove il piano del tavolino traslatore 

 in modo da potere variare facilraentc il campo, e portare sempre 

 nello stesso punto di esso il globulo da misurare. Questi due congegni 

 si muovono con la mano destra dell'osservatore che staseduto dietro 

 lo schermo; la scala globulimetrica si fa scorrere sul vetro colla 

 mano sinistra, finch^ si trova il circolo che si adatta perfettamente 



