— 94 - 



cred, că la viitoarele construcţii de aparate sensibile, cuarţul va fi 

 mult utilizat, tocmai pentru sensibilitatea şi variaţia de colori ce o 

 prezintă. 



Dintre plăcile uniaxe, lamelele de calcită ne-au dat, după cum 

 se ştie, cele mai luminoase şi mai regulate figuri de interferenţă; 

 deci cu ele am făcut cea mai mare parte a experimentelor cu bire- 

 fractometrul ce voiu descrie mai jos. în acest fel în birefractometrul 

 nostru, întrebuinţând o placă de calcită tăiată perpendicular pe axa 

 C, am dat o nouă întrebuinţare Strauroscopului Kobell('). 



Aparate pentru măsurarea birefringentei. 



Pentru măsurarea birefringentei în cristale, avem diferitele, com- 

 pensatoare, ca acele ale lui Babinet Curustschopf, Michel Levy, 

 NiKiTiN(2) etc. Chiar birefractometrul lui I. Aman(3), ,dela care împru- 

 mutăm numele aparatului nostru, încă este un ocular, cu ajutorul 

 căruia putem măsura birefringenţa prin compensaţiune şi astfel nu 

 se deosebeşte de compensatoarele sus amintite. 



La compensatoare birefringenţa se măsoară prin deplasarea 

 unei pene de cuarţ sau a unui alt mineral uniax sau biaxO), cu a 

 cărui birefringenţa, obţinută prin variaţiunea grosimei, poziţia faţă 

 de axul optic, sau ambele, compensăm birefringenţa plăcii ce dorim 

 să măsurăm. 



La compensatorul turnant al lui Nikitin, avem de-a-îa«.e cu o 

 placă uniaxă, tăiată sub un unghiu oarecare faţă de axa optică, 

 prin a cărui rotire compensăm cu multă preciziune birefringenţa 

 secţiunei, ce dorim să o măsurăm. Acest compensator al lui Nikitin 

 este cu mult mai sensibil decât celelalte compensatoare, fiindcă 

 compensarea birefringentei se face prin birefringenţa mică, ce este 

 în apropierea^ axelor optice. 



Birefractometrul nostru, se deosebeşte şi ca principiu şi ca 

 metod de lucru de compensatoarele cunoscute. EI are o singură 



O Kobell: Stauroskop. Ann. d. Phys. und Chem. Dd. ,95, 1855. H. Rosen- 

 BUSCH U. E A. WuLFLiNG, op. cit. pag, 246. 



(2) W. W. Nikitin: La mefhode universelle de Fedoroft, trad. fr. Louis 

 Ddparc et V. Dervies 1914. pag. 280 şi urm. 



(3) I. Aman: Le birefractometre ou oculaire-comparateur. Zeitschrift fUr 

 wissensch. Mikroskopie u. L mikroskop. Technik 1895, XL pag. 440—454 şi 

 Zeitschrift fiir Krystdllographie XXVII pag. 646. 



(O L KdNiGSBERQER: Vorrichtung zur Erkennung und Messung geringster 

 Doppelbrechung, Centralbl. f. Min. 1908. 729—730. Zeitschrift fur KrvstaUographie. 

 XLIX pag. 495. 



