- §5 - 



placă uniaxă, ca Ia compensatorul Nikitin, dar această placă este 

 tăiată perpendicular pe axa C iar nu înclinat pe axă, ca la compen- 

 satorul acestuia; iar ca bază are, după cum am arătat, fenomenele 

 ce le prezintă două plăci de cristale suprapuse, dintre cari una este 

 deplin cunoscută, iar a doua urmează să îie determinată cu ajutorul 

 celei dintâi prin deformarea figurilor ei de interferenţă, 



Descrierea birefractometrului. 



Aparatul, ce am întrebuinţat noi pentru măsurarea birefringenţei, 

 constă din următoarele părţi: 



1. O placă a unui mineral necolorat, uniax, tăiată perpendicu- 

 lar pe axa C (îig. 1- -3 p. u.), care poate fi: a) de cuarţ, care pre- 



Fig. 1 



Fig. 3 



zintâ unele inconveniente, dar este potrivit în-deosebi pentru exami- 

 narea secţiunilor subţiri de roce; b) de calcită, care ne dă figurile 

 de interferenţă cele mai clare şi poate fi întrebuinţat pentru toate 

 mineralele birefringente ; c) de zircon clar; d) de meionită, etc. 



2. Un nicol sau o placă de turmalină pusă deasupra unei 

 plăci uniaxe ca analizator (fig. 1—3 N). 



3. Un ocular micromerric sau o reţea micrometrică (m), un 

 fir micrometric (îig. 3 fm), cu care se măsoară deformările figurilor 

 de interferenţă ale plăcii uniaxe. 



Aceste trei părţi ale birefractometrului ar putea îi utilizate şi 

 fără să fie combinate într.'un singur aparat: întrebuinţând un ocular 

 micrometric, deasupra căruia am pune placa uniaxă tăiată perpen- 



