--'105 - 



In tabloul No 1, punând valorile din tabloul Ii, putem deducfe 

 distanjele Sa , Sb , Se , etc. pentru orice birefractometru, îmultind 

 cifrele tabloului II cu valoarea /- dată de birefractometru, cu care 

 lucrăm (aşa dară cu distanţa, la care apare inelul violet de ord. I 

 în reţeaua micrometrică a birefractometrului). 



* Din tablourile de mai sus, construite prin măsurări exacte — 

 pe bază exparimentală — se poate vedea precis, conform teoriei, 

 cum în raport cu birefringenţa şi grosimea preparatului. Sa trece în 

 locul lui Sb , acesta în locul lui Se , iar în locul lui Sa urmează Si , 

 apoi Sil, etc. Birefringenţa în acest tablou a fost măsurată cu com- 

 pensatorul Babinet al Institutului de Mineralogie al Universităţii din 

 Bucureşti. 



Când sectoarela negre se găsesc în locul inelului I, Sa are o 

 valoare de 2475 mm. (Sn:/.= 1). Când ele trec în cercul al Il-laa, 

 Sa are o valoare de 34*5 mm. (Sn: x = 1.386); în al treilea de 42'5 

 (Sn:x r67); în cercul al patrulea are o valoare de 4875 mm. 

 (Sn:-/- r96); în al cincilea va fi 52 mm. (Sn: /. 2"11) etc. Diametrul 

 inelelor scade treptat spre exterior, astfel încât la un birefractometru 

 al cărui /- este 2475, inelele din ordinul I al colorilor de interferenţă 

 vor avea o lăţime da 2475 mm., colorile de interferenţă de 



ord. II lăţimea de 975 mm. 



„ III '„ „ 8-- „ 



„ IV „ „ 6-25 „ 



V „ „ 4-— „ etc. 



Consecinţa este, că cu cât se urcă ordinul colorilor, scade lă- 

 ţimea inelelor, micşorând în acelaş timp şi preciziunea aparatului. 

 Trebue însă luat în considarare faptul că în secţiunile subţiri nu vin 

 colori de ordin atât de înalt — afară de câteva minerale — dar 

 aparatul chiar şi în al optulea ordin de colori este de două ori mai 

 sensibil decât compensatorul Babinet. 



Avantaje. 



1. Birefractometrul este mai sensibil decât compensatoarele cu- 

 noscute. Pentru colorile de ordinul I. birefractometrul este de 5 — 16 

 ori mai sensibil, decât compensatorul Babinet; şi anume mai sensi- 

 bil pentru birafringenţele mici, de cari avem mai mare nevoie. Aceasta 

 însuşire ne dă temei să credem, că pentru măsurarea birefringenţelor 

 mici, birefractometrul va avea, prooabil, o largă întrebuinţare. 



Birefringenţa cea mai slabă: a Leucitei, a Peninei, a Tridimi- 

 •"-.- şau Apatitei.se poate măsură cu cea mai mare exactitate. Pe 



