— 106 — 



când din linia groasă a compesatorului Babinet nu poţi observa 

 schimbările produse de bireîringenîa 0001, căci abia O'l— 0"3 mm. 

 poate fi depărtarea liniei întunecate dela centru, la bireîractometrul 

 nostru cea mai mică bireîringentă arată o diverginţă a punctelor 

 negre de 5 mm., când placa uniaxă este calcita da 1 mm. grosime, 

 şi de 10—15 ori mai mult la bireîractometrele a căror placă uniaxă 

 este mai subţire sau de un alt mineral, cu o birefringenţă slabă. 



Scara de interferenţă a lui Michel Levy nu poate fi întrebuin- 

 ţată la determinarea celor mai importante părţi constitutive ale roce- 

 ior ca : îeldspatul, cuarţul etc, cari în secţiunile subţiri, obicinuite, nu 

 au o coloare de interferenţă caracteristică; căci nuanţele de varia- 

 ţiuni dintre sur şi galben de ord. I se disting cu greu de coloarea 

 generală albă (birefringenţa 0"004— O'OIO) a secţiunilor subţiri. Bire- 

 îractometrul nostru arată precis chiar cele mai mici variaţiuni ale 

 birefringenţei. Astfel o distingere a feldspaţilor, după birefringenţa 

 lor, — care părea o imposibilitate după metodele şi aparatele de 

 până acum, — se poate execută cu cea mai mare uşurinţă şi pre- 

 ciziune. 



Ca să demonstrăm sensibilitatea mare a birefractometrului nos- 

 tru, faţă de compensatorul Babinet dăm diagrama din planşa II, în 

 care liniile drepte, din stânga, reprezintă diagrama compensatorului 

 Babinet, pentru secţiunile de grosimea O'ul — 0'03, iar parabolele din 

 dreapta, diagrama birefractometrului nostru pentru aceleaşi grosimi. 

 Din diagrama aceasta se vede, că: 



La compensatorul Babinet birefringenţa de O'OOl atinge abia 



0'5 mm. la grosimea preparatului 0*05 mm. 



0'3 „ „ „ „ 0*03 „ 



La' birefractometrul nostru birefringenţa de O'OOl este indi* 

 cată prin 



8 mm la grosimea preparatului 0'05 mm 



5 „ ., ,. „ 0-03 „ 



Prin urmare birefractometrul nostru este de 16 ori mai sensibil, 

 pentru birefringenţele mici. 



2. Claritatea formelor este al doilea avantaj al birefractometru- 

 lui faţă de compensatoare. Pe când la compensatoare nu se mai 

 vede mineralul, ce-1 examinăm, la birefractometru avem posibilitatea 

 să distingem formele unei secţiuni şi să examinăm şi alte însuşiri ca- 

 racteristice ale mineralelor ca: liniile de clivaj, lungimea, mărimea 

 etc, fără cea mai mică transformare a microscopului. N'avem decât 

 să punem în centrul microscopului tot altă parte a secţiunei subţiri 

 spre a putea urmări schimbările de birefringenţa ale diferitelor frag- 



