— 108 — 



individuala a examinatorului, ci e dată în cifrele microme.trului cu 

 multă preciziune, chiar pentru secţiunile a căror normală este în 

 aproprierea axelor optice, sau în secţiunile cu birefringenţă scăzută, 

 acolo, unde ochiul nostru nu mai poate distinge cu uşurinţă diferi- 

 tele nuanţe. Cu o masă turnantă Fedoroff, putem orienta precis 

 secţiunea ce avem. 



5. Secţiunea poate fi examinată în lumina paralelă şi direcţiu- 

 nile de extincţiune pot fi precis determinate. 



6. Putem stabili direcţia şi unghiul axelor optice (2E), dacă 

 microscopul este înzestrat cu o masă turnantă Ff.doroff. Distanţa 

 Sa a sectoarelor întunecate se măreşte şi se micşorează după bire- 

 fringenţa diferitelor direcţiuni din secţiune şi a distanţelor diferite, 

 ce lumina trebue să percurgă prin secţiune. Dacă rotim secţiunea 

 aşa, ca direcţiunea axelor optice, să ajungă în axul microscopului, 

 Sa se va micşora până când capătă o valoare egală cu zero şi 

 atunci figurile de interferenţă apar circulare şi cu crucea de extinc- 

 fiune a nicolilor. Fixăm direcţiunea acestei axe şi rotim mai departe 

 secţiunea. Distanţa Sa dintre sectoarele întunecate începe a creşte 

 din nou până la un maximum, apoi se micşorează iarăş, când la 

 cristalele biaxe axa microscopului ajunge în direcţiunea celeilalte 

 axe. Este evident avantagiul, ce-I avem, prin posiblitatea de a obţine 

 date precise din cele mai multe sacţiuni, precum şi date directe 

 referitoare la unghiul axelor optice, cu atâta uşurinţă. Dispunem 

 prin aceasta de un mijloc uşor şi puternic pentru determinarea minera- 

 logică 0). 



7. Cunoscând datele necesare pentru determinarea unui mine- 

 ral, putem calculă şi grosimea secţiunei. 



Metoda de lucru. 



Măsurarea birefringenţei. 



1. Pentru măsurarea birefringenţei stabilim mai întâi grosimea 

 preparatului cu una din metodele cunoscute. 



2. Mineralul, ce dorim să-1 determinăm, sau a cărui birefrin- 

 genţă voim să o măsurăm, îl punem în axa optică a microscopului 

 şi rotim masa acestuia până când crucea de extincţiune a nicolilor 

 este clară, iar inelele de interferenţă apar în cercuri complete. Ne 

 însemnăm direcţiunea extincţiunilor din cristal, în urmă aducem 



(O F- Becke, Optische Untersuchungsmethoden, Zeitschr. f. Kryst.-ti. Min. 

 42, 644—648 şi Messung des Winkels der optischen Axcn aus der Hyperbel- 

 kriimmung, Zeitschr. f. Kryst. u. Min. No. 44, pag. 96-97. 



