^ 110 - 



sau se îndepărtează de direcţiunea axelor optice, şi când axa micro- 

 scopului coincide cu axa optică a cristalului, sectoarele întunecate 

 se întâlnesc în centru. Şi atunci, păstrând inclinarea în care s'a prins- 

 direcţia axului optic, dacă rotim cristalul în )urul axului microscopic, 

 punctul negru din centrul figurilor de interferenţă, rămâne acelaş şi 

 nu se mai desface în două sectoare întunecate. Ne fixăm această 

 poziţiune de înclinare, care este una dintre axele optice ale cristalu- 

 lui şi înclinăm mai departe masa Fedoroff, până când aducem în 

 axul microscopului pe celalalt ax optic, caracterizat prin întâlnirea 

 din nou a sectoarelor întunecate în centrul figurilor de interferenţă 

 şi cetim pe masa Fedop^off diîerinţa unghiulară întru acesta două 

 poziţiuni ale axelor optice (2E). 



Dacă nu avem secţiuni, în cari să fie cuprinse ambele axe, 

 putem să calculăm din distanţele maxime ale sectoarelor întunecate, 

 în diferitele direcţiuni ale secţiunei, cât de mare este unghiul axelor 

 optice, măsurând unghiul dintre o axă optică şi o bisectriţă. Va 

 trebui în acest caz să ţinem seamă, că grosimea secţiunei, mărită 

 prin oblicitatea mesei, inîluinţează bireîringenţa. Diferinţa de grosime 

 se poate calcula cu formula dată de NiKmN(J): e=cos9, unde 9 

 este unghiul, ce-1 formează perpendiculară la suprafaţa secţiunei cu 

 axa optică a microscopului. Cu acest procedeu vom putea măsura 

 unghiul axelor optice, de câte ori planul axelor optice este înclinat 

 faţă de axul optic al microscopului. 



Stabilind unghiul axelor optice şi planele mediane I şi II ale 

 cristalelor biaxe, stabilim şi caracterul optic al cristalului. 



Concluziuni finale. 



Birefractometrul nostru este un aparat construit pentru măsura- 

 rea birefringenţei mineralelor anisotrope care, spre deosebire de 

 compensatoare, măsoară birefringenţa prin influenţa ce o exercită o 

 placă anisotropă asupra unei lamele de cristal uniax, tăiată perpen- 

 dicular pe axa optică. 



Avantajele pe care le are birefractometrul faţă de compensa- 

 toare sunt: 



1. Sensibilitatea, mai mare decât la compensatoare. 



2. Claritatea liniilor directrice ale cristalului, cari la compen- 

 satoare dispar cu totul. 



3. Se poate întrebuinţa şi la măsurări stauroscopice şi la mă- 

 surarea unghiului axelor optice. 



(O NiKiTiN. op. c. pag. 278. 



