Le birefractomătre, 

 nouvel appareil pour determiner la birefringence et l'angle 

 des axes optiques des mineraux en plaques minces. 



( Resumâ ) 



Introduction. — Pour etablir au microscope le caractere 

 optique d'un mineral, on se sert generalement d'une plaque mince 

 de quartz, de gypse ou de mica qu'on superpose ăla plaque mince 

 ă examiner laquelle, observee en lumiere convergente, nous donne 

 Ies classiques îigures d'interîerence qu'on etudie soit en enlevant 

 Toculaire, soit en usant de la lentille de Bertrand. Mais ces îigures 

 d'interference, et specialement celles presentees par Ies plaques min- 

 ces usuelles (0.02—0.03 mm d'epaisseur), sont de si petites dimen- 

 sions et si eîîacees que leur determination est tres difficile, sur- 

 tout dans le cas de plaques minces non orientees. 



Pour eviter ces diîîicultes, nous avons renverse le dispositif, 

 c'est-â-dire que nous recevons le îaisceau de lumiere convergente 

 dans la plaque superieure orientee de quartz, gypse ou mica. Cette 

 plaque pouvant etre assez epaisse, nous donnera des îigures d'inter- 

 îerence plus grandes, plus nettes, mieux eclairees et regulieres. Sur 

 ces îigures d'interîerence agrandies, et Ies memes pour tous Ies exa- 

 mens, nous superposons, ce qui d'ailleurs est plus îacile, la seconde 

 plaque mince, c'est-ă-dire la section â etudier, qui dans ce cas, 

 peu etre etudiee en lumiere parallele. Telles sont brievement, Ies 

 idăes qui nous ont guide dans la construction du nouvel appareil 

 dont la description suit. 



Les premiers essais ont ete îaits avec des plaques de mica, et 

 specialement avec l'anomike du Ba'ical et du Canada, dont l'angle 

 des axes optiques est de 1^ â 6^ Puis les essais ont continue avec 

 des plaques de gvpse, d'aragonite, de quartz. de calcite, de zircon, 

 de meionite, etc. Cest avec la calcite que nous avons obtenu les 

 meilleurs resultats en ce qui concerne la luminosite et la regularite 

 des îigures d'interîerence. En introduisant dans notre bireîractometre 

 une plaque mince de calcite taillee perpendiculairement â Taxe C 



