13 — 



nous sommes arrives â donner ainsi un nouvel erhploi au staii- 

 roscope de Kobell(»). 



Comme nous le verrons plus loin, notre birefractometre diîîere 

 de tous Ies compensateurs connus aussi bien par le principe qui 

 est â la base de sa construction que par son mode d'action. Bien 

 qu'il n'ait qu'une seule plaque uniaxe comme le compensateuv 

 NiKiTiN, ii en diîîere par Ies points suivants: premierement cette 

 plaque est taillee perpendiculairement et non obliquement â l'axe d 

 et secondement ii est base sur Ies phenomenes que presentent deux 

 plaques minces de cristaux superposees dont Tune des plaques est 

 connue et l'autre inconnue, cette derniere pouvant etre determinee 

 par Ies deîormations qu'elle imprime aux îigures d'interîerence de la 

 premiere. 



Description du birefractometre. — Notre appareil 3e 

 compose de: 



1. une plaque mince d'un mineral uniaxe, incolore, taillee 

 perpendiculairement â l'axe C (îig. 1—3 pr.) 



2. un nicol ou plaque mince de fourmaline, superposee â la 

 premiere comme analyseur (îig. 1—3 N.) 



3. un oculatre a micrometre ou a fii micromătvique (îig. 3 

 îm.) destine ă mesurer la grandeur des deîormations subies par 

 Ies îigures d'interîerence de la plaque uniaxe. 



Ces trois parties de notre appareil sont contenues dans un tube 

 de 70—100 mm. de longueur sur 22—23 mm. de diametre, diametre 

 egal ă celui d'un oculaire microscopique. L'appareil est donc consti- 

 tue dans sa pârtie inîerieure par un oculaire ă micrometre remplagant 

 i'oculaire ordinaire du microscope et dans sa pârtie superieure par 

 la plaque uniaxe et le nicol. L'agencement "de ces parties est tel 

 que le nicol, la plaque uniaxe et la lentille superieure de I'oculaire 

 îorment un tout intimement reuni et îixe .de telle sorte que le re- 

 seau ou le îil micrometrique puissent etre mis au point. 



Theorie du birefractometre. — Toute plaque mince uniaxe 

 taillee perpendiculairement â l'axe optique donne en lumiere con- 

 vergente polarisee des anneaux d'interîerence traverses par la croix 

 d'extinction des nicols. 



Dans un microscope ă bireîractometre, Ies rayons de lumiere 

 traversant le polariseur. l'objectif et I'oculaire du microscope con- 

 vergent dans la plaque uniaxe en produisant Ies anneaux d'inter- 

 îerence, puis traversant l'analyseur ils atteignent notre oeil. Si nous 



(O KoBELL, Stauroscop (Annales de Physique etde chimie, Voi, 96., 1855.| 



8 



