-- 114 — 



mettons maintenant sur la platine du microscope â bireîractoraetrq 

 une plaque mince isotrope, Ies îigures d'interference ne presenteront 

 aucun changement. Mais si la plaque mince est taillee dans un 

 cristal anisotrope, Ies îigures d'interference seront toujours brouillees 

 quand Ies directions des elasticites maxima et minima de la plaque 

 mince ne correspondent pas a la direction des nicols. 



Si nous observons de plus preş Ies changements produits, nous 

 voyons que Ies anneaux d'interference se deplacent et se divisent 

 en quatre segments dont Ies deux correspondant â l'elasticite maxima 

 sont deplaces vers l'exterieur et Ies deux autres, correspondant â 

 l'elasticite minima, sont deplaces vers l'interieur. En meme temps le 

 centre noir des figures d'interference se transforme en deux points 

 noirs (tetes des paraboles d'extinction), deplaces eux aussi vers 

 l'exterieur dans la direction de l'elasticite maxima (PI. II b, c, d, e). 

 Si la bireîringence augmente ou si l'epaisseur de la preparation 

 augmente, la distance entre Ies deux points noirs et le deplacement 

 des anneaux augmente aussi. Par consequent, par le deplacement 

 des anneaux, en connaisant l'epaisseur de la preparation, nous 

 pouvons mesurer sa birefringence. 



Pour preciser ces rapports, etablissons Ies pour la plaque 

 uniaxe ; en notant par p le rayon d'un anneau, en designant par ^^ la 

 longuer d'onde de la lumiere que nous emplovons, par (y— a) la 

 birefringence et par g l'epaisseur de la plaque uniaxe qui produit 

 Ies îigures d'interference, nous avons pour le rayon du premier 

 anneau la formule suivante: 



ou C est une constante, du dispositif que nous employons, tandis que 

 no est l'indice de refraction du rayon ordinaire qui passe par le cristal. 



Dans la planche I-a nous montrons Ies anneaux d'interference, 

 l'echelle micrometrique d'un bireîractometre dont le premier anneau 

 (violet ord I) est â la distance de 24 mm. et enfin Ies retards (A) du 

 rayon qui s'interîere dans certains points, preş du reseau millimetri- 

 que, en lumiere blanche et nicols croises. Dans une semblable 

 îigure on peut îacilement imaginer la place du premier anneau, 

 du second, etc. Nous pouvons savoir par consequent quelle valeur 

 a la longueur d'onde du rayon qui interîere dans un point determine 

 des figures d'interîerence. 



Si maintenant on place sur la platine du microscope une plaque 

 mince taillee dans un corps anisotrope, Ies rayons polarises ordinaires 

 et extraordinaires, en quittant la plaque anisotrope, interîerent et la 



