116 — 



Si on avance davantage le coin de quartz, par exemple jusqu'â ce 

 que les.secteurs noirs occupent successivement Ies places du Il-e, 

 du IlI-e anneau on observe alors qu'â la place de la croix 

 d'extinction des nicols apparait la couleur d'interîerence correspon- 

 dant â celle que presentaient Ies anneaux II et III au niveau desquels 

 se trouvent arretes Ies secteurs noirs (planche I, b, c, d, e). Quand 

 Ies secteurs noirs sont arrives sur Templacement du deuxieme anneau 

 (du 3-e, etc) â Ia place premier anneau (ou du2e-, etc), nous aurons des 

 secteurs colores dans la direction d'elasticite maxima mais la disposi- 

 tion dans laquelle sont placees Ies couleurs d'interference est in- 

 verse: le jaune et le rouge sont tournes du cote du secteur noir, 

 et le violet du cote du centre des ligures d'interîerence. Par cet ordre 

 inverse des couleurs nous pouvons alors connaître la place des 

 secteurs noirs, meme quand Ies couleurs des anneaux d'interîerence 

 sont plus on moins eîîacees par Ies colorations que possedent 

 quelquefois Ies mineraux â etudier. 



Avantages que presente Ie nouvel appareii. 



1. Le bireîractometre est plus sensible que tout compensateur 

 connu. Pour Ies couleurs de I-er ordre ii est de 5 â 16 îois plus 

 sensible que le compensateur Babinet. Sa sensibilite est surtout 

 tres grande pour Ies petites birefringences, ce qui est tres importam 

 pour la determination des mineraux. Ainsi Ies îaibles bireîringences de 

 la Leucile, de la Pennine, de la Tridimite ou de l'Apatite peuvent eire 

 mesurees exactement avec le birefractometre. Pour mieux demonîrer 

 la sensibilite de notre appareii par rapport â celle du compensateur 

 Babinet nous renvoyons le lecteur â la planche II, dans laquelle 

 nous avons represente Ies diagrammes correspondants au compen- 

 sateur Babinet (gauche) et au birefractometre (droite) pour des 

 sections minces de 0.01—0.05 mm. 



2. La clarte constitue Ie second avantage de notre appareii. 

 Tandis qu'avec Ies compensateurs on ne voit plus le mineral qu'on 

 examine, avec le bireîractometre on a la possibilite de le voir 

 nettement et d'examiner aussi son contour, sa grandeur, ses lignes 

 de clivage etc, sans qu'il soit necessaire d'eîfecteur le moindre 

 changement au microscope. 



3. Le birefractometre pevmet l'empioi d'objectifs a faible gros- 

 sissement. II n'est pas necessaire de changer l'objectiî pour que le 

 mineral qu'on examine occupe la plus grande pârtie du champ 

 microscopique. II suîfit de mettre le mineral â etudier au milieu du 



