- n? - 



champ et de determiner Ies directions dans lesquelles se sont sepâ* 

 răs ies secteurs noirs. 



On porte alors Ie mineral dans Tune de ces directions jusqu'â 

 ce que Ie secteur noir correspondant couvre son centre et Ton note 

 sa place sur l'echelle micrometrique. On porte ensuite Ie mineral 

 dans l'autre direction, jusqu'â ce que le second secteur noir en oc- 

 cupe aussi le centre et Ton note aussi sa place sur l'echelle. La 

 diîference millimetrique entre ces deux lectures nous donne la 

 distance des deux secteurs noirs d'ou nous deduisons la bireîrin- 

 gence du mineral. Nous pouvons par ce procede etablir la bire- 

 fringence des microlites et meme de quelques inclusions en em- 

 ployant de puissants objectifs. 



4. Utilisation de la table tournante de Fedoroff. L'examen en 

 lumiere convergente avec lentille Bertrand, ou apres enlevement de 

 i'oculaire, reclame un objectiî puissant, dont la petite distance focale 

 ne nous permet que d'iîîicilement d'employer la platine tournante de 

 Ff-DOROFF; et cela malgre Ies nouveaux dispositiîs et Ies ameliorations 

 qui Y ont ete dernierement apportees. Le birefractometre, qui permet 

 l'etude de !a birefringence avec des objectifs peu puissants et â 

 grande distance focale, permet l'usage de la platine tournante de 

 Frdoroff. Nous avons ainsi la possibilite d'etudier la birefringence 

 dans diîferentes directions et meme d'orienter le min'eral. 



5. Les sections peuvent etre examinees en lumiere parallele et 

 ies directions d'extinction peuvent etre determinees avec precision. 



6. On peut etablir la direction et l'angle des axes optiques (28). 

 Ces determinations sont facilitees par la possibilite que nous dt)nne 

 le birefractometre d'user de la platine tournante de Fedoroff. On sait 

 qu'il existe un rapport entre la distance qui separe les deux secteurs 

 noirs et la birefringence. 



Si on fait tourner la preparation microscopique jusqu'â ce que 

 Tun des axes optiques du mineral qu'on etudie coincide avec l'axe 

 du microscope, cette distance diminue progressivement jusqu'â de- 

 venir egale â zero, et alors les îigures d'interîerence se reforment 

 'en anneaux circulaires, non deîormes, avec la croix noire d'inter- 

 ference au milieu. 



Si apres avoir note la place de cet axe nous faisons tourner la pre- 

 paration microscopique, la distance qui separe Ies secteurs noirs 

 augmente de nouveau, en passant par un maximum; puis elle diminue 

 progressivement pour redevenir egale â zero, quand pour Ies cristaux 

 biaxes le second axe optique coincide avec i'axe du microscope. 



