— 120 — 



prafeîei6 libere inîerioare se interpune un tampon gazos (aier în 

 cazul nostru). 



b) Se mai ştie că orice corp lichid îşi măreşte volumul în 

 raport direct cu creşterea temperaturei; că în vase cilindrice înălţimea 

 variază în raport direct cu temperatura şi că densitatea unui lichid 

 variază în raport invers cu creşterea volumului sau a înălţimei: 



HoDo = HtDt, VoDo- VtDt; 

 Ht Do Vt 



4. Descrierea aparatului. 



După cum se vede în figura aci alăturată, aparatul imaginat 

 de noi şi care serveşte la măsurarea densităţei lichidelor, se com- 

 pune din două tuburi de sticlă, cu diametru absolut identic ('), A 

 şi B curbate la' partea inferioară, în formă de U, unde sunt con- 

 tinuate de tuburile scurte A şi B' şi legate între ele prin tubul C 

 prevăzut cu robinetul r- Robinetul r permite comunicarea sau izolarea 

 între cele două părţi ale aparatului. 



Acest aparat este complectamente făcut din sticlă sudată: 

 e aşezat pe un suport de lemn, iar pentru aprecierea exactă a înăl- 

 ţime! coloanelor de lichid este aplicat pe o placă de sticlă împărţită 

 în milimetri. 



Umplerea aparatului se face cu ajutorul pâlniei P pela partea 

 superioară a tuburilor A şi B, iar golirea se face prin tuburile cu 

 robinetele a şi 6, 



Temperatura la care se fac măsurările, se apreciează cu aju- 

 torul a două termometre sensibile aşezate lângă aparat, unul fixat 

 la partea inferioară şi altul la partea superioară ((c) cum e indicat 

 în figură]. 



5. Pregătirea aparatului. 



A) Când se lucrează pentru prima oară cu un aparat ca ace' 

 descris mai sus, trebuie bine curăţit spălându-1: ia) mai întâi cu o 

 soluţie de 10%'NOH sau KOH cu care se lasă în contact 5-6 ore; 

 după care timp de contact, se goleşte soluţia alcalină, se clăteşte cu 

 apă distilată de 2-3 ori şi apoi se umple {b) cu o soluţie de 

 K2Cr2 07 IQO/o şi S04H2 30%; — cu care se lasă în contact de 

 asemeni 5-6 ore. 



(1) Am luat măsjri ca'n determinările făcute să nu interzic fenomenul ca- 

 p ilarităţei (tuburile au un diametru de minimum 6 mm). 



