— 121 ~ 



(c) Se goleşte soluţia de acid sulfuric şi bichromat, se • clă- 

 teşte cu apă distilată până ce nu mai are reacţiune acidă; (d) se 

 clăteşte cu alcool pur rectificat de 2-3 vn şi la urmă (e) se usucâ 

 aparatul insuflând în el un curent de aer uscat şi cald. 



B) După ce s'a spălat şi s'a uscat aparatul, se ung cele trei 

 robinete cu puţină vaselină vîscoasâ şi se observă ca tuburile, ce 

 trebuiesc umplute cu apă şi lichidul de studiat, să fie bine aplicate 

 pe placa gradată. 



6. Funcţionarea aparatului. 



A) Aparatul bine curăţat şi uscat, se umple cu apă distilata 

 în una din ramuri şi cu lichidul de studiat în a doua ramură, pro 

 cedând în modul următor: 



a) Se închid cele trei robinete (r, a şi fJ), 



b) Se umple tubul AA cu apă distilată cam până la Vio din 

 înălţimea sa — , după care se închide iarăşi robinetul menţionat. 



Pentru introducerea lichidelor în tuburile aparatului ne servim 

 de o pâlnie de forma celei indicată în figură (P). 



c) In ramura (tubul) BB' se introduce lichidul a cărui densi- 

 tate vrem să o determinăm. Dacă acest lichid are densitatea mai 

 mică decât apa, se varsă atât ca să umple tubul aproape complect; 

 iar dacă are o densitate mai mare ca apa, se face să ajungă în- 

 dreptul nivelului superior al apei. 



d) Se deschide cu atenţie robinetul r, pentru a stabili comuni- 

 caţia între cele două tuburi (A şi B). Se observă ca apa distilată 

 din tubul AA' să nu se urce mai sus în ramura A', ci din contra să 

 se scoboare puţin. 



Dacă presiunea uneia dintre cele două coloane de lichid este 

 prea măre şi ameninţă să pătrundă în tubul C, se lasă să se scurgă 

 prin robinetul respectiv (a sau Ş) cantitatea suficientă de lichid 

 pentru echivalarea presiunei în ambele braţe (0. 



e) După ce s'a introdus în aparat, în unul din braţe (AAh 

 apa distilată care serueşte ca termen de comparaţie şi'n al doilea 

 braţ (BB') lichidul a cărei densitate vrem s'o măsurăm, şi după ce 

 s'a făcut ca suprafaţa liberă a lichidelor în braţele scurte (A'.B') 

 să fie aproape la acelaş nivel, se procedează la facerea lecturilor 

 pentru a se stabili distanţa între cele două suprafeţe ale lichidelor 

 din aparat (înălţimea celor două coloane). 



E recomandabil să se facă cel puţin trei lecturi pentru fie-care 



(O Dacă nivelul celor două lichide în ramurile scurte A' şi B', mi este 

 acelaş, aceasta nu influenţează întru nimic exactitatea rezultatelor. 



