- 122 - 



coloană şi să se ia media lor ca dată utilizabilă la facerea calculelor. 



f) Se citeşte temperatura la care se fac lecturile şi apoi se 

 reduce mâlţimea coloanei de apă distilată la 4" C, pentru a auea 

 acest lichid cu densitatea 1. 



7. Pentru a pune în evidenţă valoarea aparatului în practică, 

 a metodei imaginată de noi şi valoarea rezultatelor ce se pot obţine, 

 să luăm câteva exemple din multele determinări făcute de noi. 



1. Bemolul O M^. 

 Temperatura le^C. 



Ha = 81 8,6 mm. Ial6«; redusă la 40 = 818,6x0.999 = 817,4 mm 

 Hb = 926 mm. la 160. 

 ._Ha(40) 817.4 ^„^, 



^=H^ ^16/4=^^=0,8831. 



2. Chlorofovmul CHCR 



Temperatura IS^C. 



Ha = 906,4 mm. la 15»; redusă la 4»= 906,4 0.99913=905,7 mm 



Hc =603 mm. la 15». 



Ha (40) 905 7 



^=W, ci 15/4=11^ = 1.502. 



3. Eterul ethvlic (C^HV^O. 

 Temperatura 160C. 



Ha=708,6 mm. la 160; redusă la 4»-- 708,6 0.999=707,9 mm 

 HE==982.3mm.lal60. 



După cum se vede, din exemplele de mai sus, măsurarea den- 

 sităfei lichidelor, după această metodă, se face cu suficientă preci- 

 ziune şi uşurinţă, fără a îi obligaţi în acelaş timp să facem vre-o 

 corecţiune. 



Determinarea densităţilor lichidelor după această metodă, se 

 reduce la facerea raportului între înălţimea coloanei de apă şi a 

 lichidului de studiat — de oare- ce aceste două lichide sufăr pre- 

 siuni egale, atât pe suprafeţele lor libere prin tubul C din cauza 

 aerului prins între ele, cât şi pe suprafeţele lor libere superioare 

 în braţeţele lungi A şi B, care comunică cu aerul atmosferic. 



In rezumat deci, echilibrul în cele două braţe ale aparatului 

 nu depinde de cât de înălţimile coloanelor de lichid. Aceste înălţimi 

 sunt în raport invers cu densitatea lichidelor. 



Când avem de măsurat denshatea unei mici cantităţi de lichid, 

 se poate utiliza acelaş aparat, cu dimensiuni mai reduse. 



