UULETINUL SOCIETĂŢII DE SCUNŢE 



aus der Tabelle U die diesem Gewichte entsprechende Menge 

 Glukose zu entnehmen. 



Der Apparat (bei A 1 1 m a n n in Berlin und Hugershoff 

 in Leipzig zu haben) besteht aus folgenden Teilen : 



I. Ein Entwicklung-szylinder (A). 



Derselbe besteht aus einem aus starkem Glase ang-efertigten 

 IVobierrohr von etwa 200 mm Lănge und 22 mm Durchmesser, 

 dasselbe kann mit einem eingeriebenem Glasstopfen luftdicht ver- 

 schlossen werden. Der Glasstopfen trăgt eine mit einem Glashahn 

 versehene Trichterrohre (B), welche mit 2 Marken versehen ist, 

 die untere Marke nahe am Glashahne. Der Raum zwischen diesen 

 beiden Marken betrăgt genau 2 ccm. Der Glasstopfen ist mit einer 

 kleinen Gasableitungsrohre (a) versehen, /elche mittels Kautschuk- 

 schlauch (b) den Gasentwicklungszylinder mit der Gasmessrohre (c) 

 in Verbindung setzt. 



II. Eine Gasmessrohre (C) 



Dieselbe besteht aus einem, an einem Stativ (S) mittels Klemm- 

 schraube befestigten, in Y^q ccm geteilten Messrohr ; dasselbe ist 

 am unteren Ende durch einen Kautschukschlauch mit einer Niveau- 

 kugel verbunden, welche an demselben Stativ, welches die Gas- 

 messrohre trăgt, ebenfalls mittels Klemmschraube in verschiedener 

 Hohe verstellt und fixiert verden kann. In die Niveaukugel bringt 

 man zur Hălfte ihres Volumens Wasser, welches mit Salzsăure 

 stark angesăuert wird um Pilzwucherungen zu verhindern. 



III. Ein Kuhlgefăss (R.) 



Dasselbe besteht aus einem Glaszylinder von 18 cm Hohe und 

 15 cm Durchmesser, etwa 3 — 3^/2 Liter Wasser fassend. 



Das Verfahren ist folgendes : 



In das Probierrohr (A) bringt man 8 — 9 Kristăllchen Kalium- 

 permanganat (etwa 0,1 g und nicht mehr, damit wăhrend des Er- 

 hitzens die Flussigkeit aus dem Probierrohr nicht herausgesch'eu- 



