HULIiTlNUI, SOCIKTAŢIÎ 1»E SCllNŢl-: '27 



EINE GASOMETRISCHE UND GBAVIMETRISCHE BESTIMMUNGS METHOOE m AMMONIAKS 



VON 

 E. RIEOLER 



I. Gasometrische Methode 



Das Princip dieser Methode beruht auf der Eigenschaft des Am- 

 moniaks oder der Salze desselben, mit Jodsăure im Ueberschuss 

 versetzt Ammonium-trijodat (NH^) H^ (J03)3 zu bilden, welcher 

 Korper in verdiinntem Alkohol unloslich ist. 



Folgfende GleichunoŢ stellt die Bildung- dieser Verbindimo- dar: 



I. (HN,) Cl+3 HJO3 = (NH^) H,(J03)3+H CI 

 Wird nun das Ammoniumtrijodat mit einer Losung von Hy- 

 drazinsulfat zusammengebracht, so wird letzterer Korper oxydirt 

 und Stickstoff als Gas in Freiheit gesetzt, nach fol^ender Glei- 

 chung : 



2. 2 (NH,. H2(J03)3)+9N2H,.H2S04=(NH,)2S04+ 

 8H2SO4+6HJ+18 H2O+9N2 



Man kann demnach aus dem Volumen des in einer Gasmess- 

 rohre aufo-esammelten Stickstoffes das Gewicht des demselben 

 entsprechenden Ammoniaks berechnen. Aus Gleichung (2) folgt, 

 dass 9 Molecule Stickstoff (=252,72) zwei Moleculen Ammoniak 

 entsprechen (=34,14) oder, wie eine einfache Rechnung, ergibt, 

 entspricht: i ce Stickstoff, gemessen bei o*^ und 760 îtim 

 D r u c k, o. 1 7 mg NH3 undi mg Stickstoff o, 1351 mg NH.j, 



Der Apparat '), welchen ich benutze, hat folgende Teille : 



I. Ein: Entwickelungsgefăss 



Es besteht dasselbe aus einem etwa 200 ce fassenden Glasge- 

 făss, auf dessen Boden in der Mitte ein 20 ce fassendes Cylin- 

 derchen festgeschmolzen ist ; das Entwickelungsgefăsss kann mit 

 einem Kautschukstopfen (oder einem eingeriebenen Glasstopfen) 

 luftdicht verschlossen werden : durch diesen Stopfen geht eine mit 

 einem Glashahne versehene Glasrohre, welche durch einen Kaut- 

 schukschlauch mit der Gasmessrohre in Verbindung steht. 



I) Der Apparat ist in Fresenius, Zeitschritt f. analit. Chemie 41, 678 abgebildet und bei 

 Paul A 1 t m a n n in Berlin 2U haben. 



