Oliveira Piítfo: Badioaciivifè rfc.y ertit.r miuémUs BI 



de la radio-activité des produits successifs de l'activité induite (radium 



B, C, D...). 



Lorsque tous ses facteurs parviennent à s'équilibrer, c'est- à dire 

 lorsque les produits qui se forment à chaque instant aux frais de l'éma- 

 nation se détruisent entre eux, le courant cesse alors d'augmenter et 

 commence à diminuer selon la loi caractéristique du radium: B heures 

 après que l'émanation a été recueillie le courant arrive au maximum; 

 puis, il commence à diminuer de telle sorte que île 4 en 1 jours il dimi- 

 nue de moitié. 



Ces considérations que je viens d'exposer, sutiisent à mettre en 

 lumière l'importance absolue de faire les mesures de la radio-activité 

 des eaux minérales aux sources mêmes et par ebullition complète. C'est 

 la méthode suivie par beaucoup d'expérimentateurs; c'est celle que j'ai 

 suivie moi-même dans les mesures que j'ai faites des eaux de Vidago, 

 Sabroso, Pedras Salgadas, etc. 



La méthode allemande, de mettre l'eau qu'on veut étudier en pré- 

 sence d'un volume d'air déterminé dans lequel l'émanation est diluée 

 jusqu'à ce qu'on obtienne l'éqiiililn-e, cette méthode, dis-je, me paraît 

 moins précise et un peu compliquée. Je sais bien cependant que les 

 savants qui se servent de cette méthode, tels que Mâche, Engler, 

 Schmidt, Sievekino, etc.^ prennent des précautions pour se mettre à 

 l'abri de toute manque de précision. Quant à moi, j'ai donc suivi la 

 méthode de l'ébullition complète de l'eau, dont j'ai par conséquent en- 

 traîné toute l'émanation dans l'appareil destiné à mesurer cette dernière. 



A cet effet je me suis servi des appareils de Danne et de Wulf. 



Voici la description sommaire de l'appareil de Danne ('), 



Il se compose de trois parties essentielles: un bouilleur, un doseur- 

 sécheur, un electroscope de mesure. 



a) Bouilleur. — Il est destiné à chasser par ebullition l'émanation 

 en dissolution dans l'eau ou les liquides. Il est constitué par un réci- 

 pient en métal nickelé a (Fig. 1) surmonté d'un réfrigérant énergique 

 également en métal 0. L'eau est portée à l'ébullition au moyen d'une 

 forte lampe à alcool cy un tube latéral d, fermé à sa partie supérieure par 

 un robinet, plonge dans le liquide. L'air peut pénétrer en temps voulu 

 par ce tube et provoque un barbotage destiné à chasser les dernières 

 traces d'émanation contenues dans l'eau ou dans le réfrigérant. 



b) Doseur-séchetir. — Les gaz qui arrivent du bouilleur par le 

 tube e sont desséchés sommairement sur une colonne de chlorure de 

 calcium f facilement interchangeable; puis pénètrent, au travers du 

 robinet g^ dans un récipient primitivement plein de mercure h. Le réci- 



(') Je ne fais que transcrire la description que le constructeur en donne 

 dans son prospectus. 



