Oliveira Pinto: liadio-actioité des coujù minérales 



pient mobile i, en communication avec h, permet d'exercer nnè dépression 

 sur le gaz. Après ebullition, les gaz accumulés en h sont dirigés sur 

 l'électroscope de mesures après avoir été séchés sur de l'anhydride 

 phosphorique k et filtrés sur du coton l, placés tous deux dans le tube à 

 rodage. Les gaz actifs qui pourraient rester en k, en l et dans les tubes 

 de communication sont refoulés par un courant d'air filtré, introduit par 

 le tube m. Le robinet g à quatre directions et à deux voies, en L permet 

 d'effectuer successivement les quatre opérations précédentes. 



c) Elect roscope . L'appareil de mesure ])roprement dit se compose 

 d'un grand réservoir de 6 litres, parfaitement étanche, qui porte en son 

 centre un petit electroscope isolé par une longue tige d'ambre. Les le- 

 ctures se font au microscope H, au travers d'une fenêtre pratiquée dans 

 la paroi du récipient. Deux robinets n et o permettent de mettre l'appa- 

 reil en communication avec le doseur d'une part, et avec une petite 

 pompe à vide, d'autre part. La charge de l'électroscope s'effectue au 

 moj^en d'une sonde F qu'on peut introduire dans un canal pratiquée dans 

 la tige d'ambre qui supporte l'électroscope. L^n baton d'ambre (x fournit 

 l'électricité nécessaire à la charge. Le réglage du microscope et sa mise 

 en place exacte se font au moyen de repères placés sur les différentes 

 parties mobiles de l'appareil. 



L'autre appareil dont je me suis servi est l'électromètre bifilaire 

 de WuLF. Il consiste essentiellement en deux fils F (Fig. 2) de quartz 

 argentés, fixés sur un bouchon d'ambre et tendus par un ressort élas- 

 tique Q, très fin. C'est un étrier en simples fils de quaitz. 



Un microscope muni d'un oculaire avec un micromètre est appliqué 

 à la partie antérieure de la cage ; sur la partie postérieure est placé un 

 petit miroir, mobile dans tous les sens pour projeter latéralement la lu- 

 mière dans l'appareil. 



Il a tous les accessoires pour l'étude de la radio-activité aussi bien 

 des solides que des -liquides ou des gaz, 



La vitesse de la décharge de l'appareil indique le degré de l'ioni- 

 sation de l'air en contact immédiat avec la tige de dispersion. On 

 peut calculer la chute de potential en volts; et en connaissant la capa- 

 cité électrique de l'appareil, on peut déduire l'intensité dii courant au 

 moyen d'une simple formule. 



Il serait commode de faire l'étalonnage de l'appareil avec une solu- 

 tion titrée de bromure de radium. 



On peut en dire de même de l'appareil de D ANNE. 



Dans mes expériences j'ai pu étalonner l'un et l'autre appareil avec 

 une solution titrée de bromure de radium que je dois à l'obligeance de 

 M.eiie Gleditsch qui travaillait au laboratoire de M. me Cueie à l'occa- 

 sion où j'y suis allé travailler moi-même. 



Je suis henreux de pouvoir lui témoigner ici ma vive reconnais- 



3 



