UN NUOVO ESTESIOMETRO 



197 



mio apparecchio. E ho potuto assicurarmene grazie ad un espe- 

 diente di controllo ideato da Ponzo. 



Ho cioè introdotto nel mio apparecchio un dispositivo atto 

 a determinare quando il contatto delle due punte avviene colla 

 cute; e ciò ho ottenuto inserendo ciascuna delle due punte in un 

 circuito elettrico. A tal uopo, a ciascuna asticina viene fissata 

 una laminetta di metallo (N,) la quale — mentre è in contatto 



col dischetto (I,) allorché l'istrumento è in riposo — permette 

 di interrompere il circuito elettrico, allorché le punte vengono 

 posate sulla cute e le asticine vengono sollevate nel tubo che 

 le porta. Due serrafili (L,L,) sono fissati sulla faccia anteriore 

 del regolo, e un terzo serrafilo (M,) é fissato sulla faccia pò- 



