20Ò AGOSTINO GEMELLI - UN NUOVO ESTESIOMETRO 



per quanto vi sia una differenza di tempo nella applicazione 

 delle due punte, tuttavia il ritardo è sempre minimo, tanto da 

 poter essere trascurato. Questo ritardo non viene apprezzato 

 dal soggetto, e quindi non disturba; si può quindi ritenere 

 praticamente che con questo dispositivo è raggiunta una suf- 

 fìcente contemporaneità. 



Dalla tabella surriferita appare anche che vi è una diver- 

 sità individuale dipendente forse dall'esercizio, onde Ponzo (*) 

 osserva giustamente che, se in un esperimentatore si ha ten- 

 denza ad applicare prima una data punta che non l' altra, gli 

 riuscirà, dopo aver osservate le grafiche, impugnando un po' 

 diversamente l'apparecchio e dirigendo a tal fatto la sua at- 

 tenzione, a correggere tale diffettosa tendenza. 



'Questi dispositivi potranno permettere inoltre di eseguire 

 molteplici ricerche nel campo dei tempi di reazione. 



Bi>nu, gennaio lyl3, 



(1) ISONZO, Su un nuovo estesiometro compasso per la misura delle perce- 

 zioni spaziali nel campo delle sensazioni cutanee. — Giornale della R. Accade- 

 mia di Medicina, V. LXXII, fase. 8- 10. Il compasso del Ponzo, benché risponda bene 

 ad altri scopi, non poteva servire alle mie ricerche, perchè non permette una ra- 

 pida lettura e l'uso di distanze grandi comprese tra le due punte. 



