( O ) £«2§C* 305 



THERMOMETRI METALLICI 



DESCRIPTIO. 



A u c t or e 

 I. E. ZEMERO. 



Exrtat in machinarum phyficarum thefauro Illuftri?- 

 fimi Comitis de Loefer> Saxoniae Marefchalli hae- 

 reditarii , artium mechanicarum magni promotoris , 

 thermometrum metallicum , quod ipfe quidem nun- 

 quam vidi , cuius autem egregia ftrmftura ex amici 

 cuiusdam defcriptione mihi innotuit : praemittere hanc 

 non incongruum fore iudicaui , priusquam ipfam inucn- 

 ti mei delcriptionem aggrediar , quum pofterius inftru- 

 mentum in priori fit fundatum. 



Thermometrum autem Loeferianum e quatuor pa- 

 rallelepipedis , feu prismatibus quadrangularibus , vel e 

 flanno puro, vel plumbo mixto , confe&is , AB, DE, Tab. IV. 

 G H , K L compofitum eit , quorum quodlibet longi- Fig. 1. 

 tudine pedem Parifinum parum fuperat, fecundum latitu- 

 dinem autem et cradkiem quatuor lineas circiter adaequat. 

 PrUma AB extremitate A fundo X Y verticali fitu ert 

 affixum, altera antem extremitate B cum extremitate fu* 

 periore D,alterius prismatis DE, fitu verticali defcendentis, 

 ve&e mediante aurichalceo BC D ita conne&itur, vt mo 

 tuscirca puncfta HIK fieri polfit. Axis C receptaculi pa- . 

 rieti eft arrixus- Alterius prismatis extremitas E cum 

 tertii prismatis GH extremitate G, pari modo ope ve- 

 ftis EFG , cuius axis F alteri parieti eft atHxus, con- 

 Tom.IX.Nou.Comm. Qq iun- 



