THERMOM. METALL. 307 



Quum inuentum hoc aptiilimum mihi vifum fit 

 fld inftituenda experimenta , qualia th^rmometrorum 

 hnc vsqne vfitatorum auxilio inftitui plane nequeunt : 

 non dubito , fore vtile , fi peculiarem et nouam cus- 

 modi inltrumenti defcribam conftru&ionem a me exco- 

 gitatam , cuius imperfecliones , quibus adhuc forfan la- 

 borat , reiterata cxperimenta , cum hoc ipfo inftituta f 

 m totum tollent. Thermometrum vero hoc metalli- 

 cum eum in finem componcre conatus fum , vt par 

 tim pun&a duo conftantia in eodem determinare , par- 

 tira caloris gradus , mercurii ebullicntis gradum longe 

 fuperantes , nec non frigus illud , quo fluidum iftud 

 metallicum ipfum coit , metiri queamus ; cui fini fe- 

 quens cnnftructio fatisfjciet Xtb.- IV. 



Conficiatur lamina ferrea ABCD, ac prismata Fig. 2» 

 quadrangularia E , F , G , H , I , K , ex argento , 

 quorum primum £ ad L bis incuruatum , mediante 

 cochlea a , firmetur ad laminam modo nommatam 

 ABCD. Ad xy exfcindatur crena , cuius \fus inferius 

 patebit ; eidem cochlea a imponatur. Altera extre- 

 mitas b cum vecte bc articuli ope conneftatur , pa- 

 ri modo ac prismatum F , G , H , I , K , extremi- 

 tates cum vectium extremitatibus c , d , e , / , g y h , 

 i , k , / , vi. Vedtium axes , 0,0... etc. laminae 

 ferreae infigantur vna extremitate , altera autem ve&i- 

 bus inferantur , ita quidem , vt circa illos commouerc 

 fefe qucant. Vltimi vcdtis crus maius on indicis mu- 

 nere fungitur cufpidis opc n y diuifiones in limbo A B 

 faclas denotantis. Hunc limbum ex aurichalco compara- 

 re oportet , vt diuifiones eo melius ac commodius in 



Qq 2 eodeoi 



