3 o& DESCRIPTIO 



eodem defignari pofTmt. Ad partem hminae ferreae 

 inferiorem CDPQ operculuin RS affigatur mediantibus 

 cochleis, eo modo, vt fpatium, in quo prismata vna cum 

 vedtibus fuis funt contenta, accurate claudatur , excepto 

 loco PQ,qui apertus remaneat,vt indcx commoueri queat. 



Si quis inftrumentum in metallum quoddam li- 

 quefactum immergere velit , capfula CDPQ ad craffi- 

 tiem vnius circiter lineae vsque Iuto obducatur , non 

 tantum ad metalli liquidi introitum impediendum , ve- 

 rum etiam ad omne , quod capfula alias pati poflet , 

 detrimentum auertendum. Lutum hoc , expenmentis 

 faclis , pro lubitu iterum tollitur. Quodfi vero circa 

 frigus artifkiale experimenta flnt inftituenda , thermo» 

 metri capfula vernice calida, ex lini oleo et pice con* 

 fe&a, eft obducenda , ne metallum ab acida mixtione, 

 in quam immergitur , corrodatur. 



Thermometrum Loeferianum prismatibus conftat 

 e ftanno confectis •, quod metallum ad obferuationes 

 meteorologicas inftituendas aptiflimum eft , quia muta~ 

 tionem prae reliquis omnium patitur maximam. Quia 

 vero idem fub leui caloris gradu liquefcit , et per con- 

 fequens experimentis pyrometricis inftituendis non con- 

 venit , argentum elegi , quod et difncillime liquefcit , 

 et ratione mutationis, quam a calore vel frigore pati- 

 tur , ad ftannum feu plumbum proxime accedit ; vti 

 ex Cel. Bougueri experimentis , Quitoae factis (*),no- 



tum 



(*) Vid. Memoires de 1'Acad. de Sc. ad an. 1743. p. 230. etc. 

 Cum ftanno ipfo quidem Cel. Vir experimenta non fecit ; in- 

 terim quum Cel. Mufcbenbroek ( vid Tent. Acad del Cment» 

 P. II. p. 22.) nullum notabile difcrimen inter plumbum et ftan- 

 num deprehenderit, ynum pro altero fubftituere nulius dubita. 



