172 — 



Ouanto sia utile qiiesto spostamento si potra comprendere fAcilmente 

 dalla breve esposizione clie qui faro del modo di servirsene. 



Disposto e messo in piano rAppareccliio sopra una panca dell' al- 

 tezza di 4o-oO eentim., levo le spine delle cerniere sopra descritte e di- 

 spongo orizzontalmente tutta la parte superiore del medesinio. Porto 

 il microscopio sul piano di le- 

 gno e lo colloco nei punti, pre- 

 cedenteniente segnati, corri- 

 spondenti al punto centrale 

 del vetro smerigliato e conse- 

 guentemente al \nm\o cen- 

 trale delta lastra lotogratica. 

 Collocato cosi il microscopio, 

 io lio tutta la liberta possibde 

 per prendere il miglior punto 

 di luce e disporre nel modo 

 migliore rimmagine da foto- 

 grafare, spostandola o cam- 

 biandola sccondo il bisogno. 

 Non essendo disturbato dalla 

 camera oscura e dai telai clie 

 serTono a sostenerla, si puo a 

 questo momento manovi-are il 

 microscopio come sul tavolo 

 da lavoro; (piesto a me pare 

 un grandissimo vantaggio. 



Fissato il campo da foto- [ 

 grafare e trovata la luce con- 

 veniente, riporto la camera 

 oscura nel sense verticale, col- 

 loco a posto le spine delle cer- 

 niere ed unisco il microscopio alia camera oscura per mezzo di un ma- 

 nicotto di panno nero, stringendolo accuratamente al tubo portaoculari,. 

 afiinche nessun raggio luminoso passi fra esso cd il tubo medesimo. 



Per regolare il diaframma e per la manovra delta vite micrometrica 

 non c' e bisogno di alcun aiuto o congegno, potendo ognuno da se stesso 

 fare qualunque movimento, stante la piccola mole deH'Apparecchio. 



Questo e il mio modo di procedere che, come vedesi, e semjilice e 

 molto comodo. 



Lo spostamento orizzontale poi e regolato in modo che si possono' 



