77 



In 400^ safs das Instrument auf dem Grunde auf. Das 

 erste Mal war es, weg^en der Befestigung an die schwere 

 Eisenstange , etwas tiefer eingedrungen , nämlich bis 400 

 IVürnh. Fufs, was et^va 6'' Unterschied gegen 400 Schw. 

 Fufs beträgt. Beim Heraufziehen kam auch diefsmal weit 

 weniger Schlamm in der Kapsel mit herauf. 



Zweite Versuchsreihe. 



Im Nachmittag desselben Tags. 



Das Geothermometer wurde aufs Neue angefiillt 

 bei 70, 3 R. 



Leerer Tlieil Temperatur 



Einsendung. IVormalthermom. dcsGeotLermomcters. In der Tiefe. 



200^ 70, 8 R. 10,4 R. 90, 2 R. 



400^ 80,1 20,7 + 100,8 + 



Die Angabe der Temperaturen bedarf noch einer klei- 

 nen Korrection, weil durch den Druck der überstehenden 

 Wassersäule das Quecksilber im Geothermometer mehr 

 zusammengedrückt wird, als das umschliefsende Glas, folg- 

 lich in der Tiefe etwas weniger Quecksilber zur obern 

 Oeffnung des Instruments heraustritt, als wenn es oberhalb 

 auf dieselbe Temperatur erwärmt würde. 



Colladon und Sturm haben den Unterschied in der 

 Zusammendrückbarkeit des Quecksilbers und des Glases 

 für den Druck einer Atmosphäre von 0«", 7G Quecksilber 

 oder 10,52 Meter gleich 54,4 Schweiz. Fufs Wasser zu 



1,75 „ , 



getunden. 



1000000 ^ 



Nach Dulong und Petit dehnt sich das Quecksilber 



bei 10 R. Erwärmung um des Raumes aus, den es 



^ 3184 

 K«.; 00 einnimmt. In Graden des Rcaum. Thei-mometers 



