155 



d'observation , qui pourraient amener plus facilemenl a 

 un resultal. 



L'ancien appareil conducteur, donne par monsieur 

 de la Rive, fut casse par un coup de vent au mois 

 de Janvier de Tannee derniere; le nouvel appareil, 

 du en grande partie a la generosite de messieurs de 

 la Rive et Gautier, a ete acheve au mois de septembre 

 de la meme annee , et les precautions qui ont ete prises 

 pour en assurer la solidite, font esperer qu'il sera de 

 plus longue duree. 



Get appareil, pour la construction duquel monsieur 

 le professeur Colladon a donne plusieurs directions 

 utiles, se compose d'un mat de sapin, forme de deux 

 pieces , long de 78 pieds , dont la partie inferieure en- 

 tre de 5 pieds en terre, ou elle est fixee dans une 

 forte semelle de chene; la partie superieure porte 

 une tige de verre, longue de 3 pieds et abritee par 

 un chapeau de cuivre; au-dessus se trouve une petite 

 tige de bois de noyer , long de 5 pieds , qui porte 

 une pointe de platine, laquelle est ainsi a 81 pieds 

 au-dessus du sol. Un fil de laiton plaque, attache a 

 cette pointe de platine, descend dans Tentre-sol de la 

 tourelle orientale de Tobservatoire , par un tube de 

 verre qui Tisole du batiment. — Un petit electroscope 

 tres-sensible, a boules de sureau, sert a reconnaitre 

 la presence de Telectricite , dont un autre Electroscope, 

 a feuille d'or et a pile seche, donne le signe. J'ai 

 fait construire en outre, par monsieur Nohlet , un au- 

 tre Electrometre , semblable a ceux qui se trouvent a 

 I'observatoire de Paris, et qui permet de mesurer la 

 quantity d'electricile avec une beaucoup plus grande 

 exactitude. II se compose de deux pailles, dont Tune 

 est immobile, Tautre tres-legere ct mobile; on mesure 



