119 



Stahlspitxe angenommen ist, auE welche, wie oben bemerkt, 

 das Quecksilber eingestellt wircl. 



Um die Angaben dieses Instrumentes zu benutzen, ver- 

 gleicht man die bei einem gewissen Luftdruche beobachtete 

 Hohe der gehobene'n Quecksilbersaule mit dem Stande eines 

 gewiihnlichen Barometers und berechnet daraiis einen Coeffi- 

 cienten, mit welchem die durch das Taschenbarometer erhal- 

 tene Angabe jedesmal multiplicirt ^verden muss, ixm daraus 

 den entsprechenden Barometerstand zu erhalten. — Es sei 

 z, B. der Barometerstand 760 MilUm., wahrend bei einem 

 gleichzeitigen Versuche mit dem Taschenbarometer die Hohe 

 der gehobenen Queclxsilbersaule 190 Millim. betragt, so ist 

 der constante Coefficient fiir dieses Instrument gleich 4. Die- 

 ser Coefficient muss fur jedes einzelne Instrument ein fur 

 alle Mai bestimmt werden. Es ist klar, dass im Verhaltniss, 

 wie derselbe wachst, auch die allfalligen Beobachtungsfehler 

 vergrdssert werden. Die Spitzeneinstellung gestattet jedoch 

 eine so grosse Sicherheit , dass die Angaben des Instrumen- 

 tes jedenfalls bis auf '/lo Millim. sicher sind und somit die 

 Genauigkeit des berechneten Barometerstandes bei dem als 

 Beispiel gewahlten Instrumente bis auf Yio Millim. ginge, 

 was bei alien Hohenmessungen vollhommen geniigend ist. 



In der weiten Rohre ist ein Ideines Thermometer ange- 

 bracht, wodurch die Temperatur der Luft gemessen wird. Es 

 ist nothig zu bemerken, dass die durch Compression der Luft 

 erzeugte Temperaturerhohung und dadurch vermehrte Elasti- 

 zitat keinen merklichen Einfluss ausiibe. — Damit wahrend 

 des Versuches die Temperatur durch die Korperwarme des 

 Beobachters keine Veranderung erleide, ist das Quecksilber- 

 gefass, welches beim Schrauben des Kolbens angefasst wer- 

 den muss, mit wollenem Tuche iiberzogen. 



Zum Transport wird das eiserne Quecksilbergefass von 

 der Glasrohre abgenommen und mit einem Deckel versehen, 

 in einem eigenen Futteral verpakt. Bei den Beobachtungen 

 wird das ganze Instrument wie die gewohnlichen Barometer 

 an einen Stock gehangt. 



