19 



Methode zur Bestimmung der Cohäsion der Flüssigkeiten bei 

 verschiedenen Temperaturen. 



Die Bestimmung der Cohäsion von Flüssigkeiten bei verschiedenen Temperaturen ist, 

 so einfach es auch erscheinen mag, mit grossen Schwierigkeiten verknüpft, wenn man 

 Resultate bezweckt, auf die man sich nur einigermassen verlassen kann. 



Als ich noch mit der Prüfung meiner Methode beschäftigt war, legte Hr. Hagen der 

 hiesigen Akademie der Wissenschaften im Mai des Jahres 1845 seine interessante Ab- 

 handlung über die Capillarerscheinungen vor: 'J Er bespricht darin die verschiedenen Me- 

 thoden zur Bestimmung der Cohäsion. Meine besondere Aufmerksamkeit erregte eine 

 Aeusserung auf S. 21: »In Capillarröhren lässt sich die Erhebung der Oberfläche mit 

 keiner grossen Schärfe messen ; und üherdiess ist die genaue Ermittelung der Röhren- 

 weite gleichfalls sehr schwierig. « Die Ermittelung des Innern Durchmessers der Röhre 

 durch Bestimmung des Gewichts einer sie füllenden Ouccksilbersäule scheint mir indess, 

 wie alle physikalischen Experimente, welche auf die Anwendung des genauesten Instru- 

 mentes, der Wage, zurückgeführt werden können, mit der grössten Sicherheit ausführ- 

 bar, wenigstens wenn man calibrirte Röhren anwendet. Diess bestätigen auch die Be- 

 stimmungen von Hrn. Gay-f^ussac, welcher bei seinen Versuchen über Capillar-Ascen- 

 sion den Radius der Röhren bis auf den '/loooo"'" Theil eines Millimeters anzugeben ver- 

 mag, 2) um die Richtigkeit der Poisson'schen Formeln zu beweisen. Hr. Hagen beob- 

 achtete die Ascension zwischen zwei parallelen Messingplatten, wobei, wie er selbst er- 

 wähnt, es vorzugsweise darauf ankam, die beiden Scheiben möglichst parallel zu einan- 

 der aufzustellen und ihren Abstand genau zu ermitteln, was der Verfasser dadurch zu 

 ermitteln suchte, dass er eine dritte Scheibe, deren Dicke überall gleich und genau be- 

 stimmt war, dazwischen brachte. Die Höhe der gehobenen Flüssigkeit beobachtete er da- 

 durch , dass er eine bewegliche Stahlspitze , welche mit einem Maasstabe in Verbindung 

 stand, von Oben bis auf die Oberfläche der Flüssigkeit hinabschraubte. Ich glaube, dass 

 die Bestimmung der Dicke jener dazwischengelegten Platte grössere Schwierigkeiten dar- 

 biete , als die Messung des innern Durchmessers enger Röhren. — In diesen Versuchen 

 mit Capillarröhren 3) missl Hr. Hagen die Höhe durch einen in ganze Linien getheilten 



1) Ueber die Oberfläche der Flüssigkeiten. Berlin I8W. 



2) >'ouveIle lli^orie p. 112. 



3) c. I. S. 37. 



