— 2t — 



Schärfe sich auszeichnende Methode des Hrn. Gay-Lussac.'; Derselbe befestigte die 

 Capillarröhre in einer Scheibe, die auf dem Rande eines Cjlinderglases aufliegt, bestimmte 

 durch das Fernrohr eines Kathetometers den Stand der Flüssigkeit in der Röhre, schob 

 dann die Scheii)e mit der Capillarröhre auf die Seite und legte eine andere daneben, 

 welche eine Metallspitze enthielt, diese wurde bis zum Niveau der Flüssigkeit geschraubt; 

 nun schöpfte der Experimentator mit einem kleinen Gefäss etwas Flüssigkeit aus dem Cy- 

 linderglase; so dass er nach der Spitze visiren konnte. 



Dieses Verschieben der Capillarröhre, das Aufsetzen einer neuen Scheibe, das Auf- 

 und Abschrauben einer Metallspitze, und endlich das Aufschöpfen von Flüssigkeit, — Manipu- 

 lationen welche jedenfalls grosse Unbequemlichkeiten und leicht auch Fehler in den Be- 

 obachtungen mit sich bringen, umging ich bei meinen Versuchen dadurch, dass ich die 

 Capillarröhre und die Melallspitze ein für alle Slal feststellte, und durch Eintauchen eines 

 voluminösen Körpers in die Flüssigkeit, das Niveau derselben nach der Spitze einstellte 

 und durch Herausziehen wieder senkte , wenn nach der Spitze visirt werden sollte. — Mit 

 Dankbarkeit bemerke ich bei dieser Gelegenheit, dass ich manche Verbesserungen des 

 Apparates dem Rathe meines hochgeschätzten Lehrers, Hrn. Professor Magnus, verdanke, 

 in dessen Laboratorium ich die Versuche ausführte. 



Vorerst suchte ich durch Calibriren mit Quecksilber solche Röhrchen aus, bei wel- 

 chen der innere Durchmesser überall gleich war: eine lange und beschwerliche Arbeit, 

 die aber unumgänglich ist. 



Der Apparat zu den Beobachtungen ist folgendermassen zusammengestellt. Die zu 

 untersuchende Flüssigkeit befindet sich in einem Cjlinderglase (Fig. 1.), das ungefähr zum 

 vierten Theile damit angefüllt ist; das Glas wird in ein Blechgefäss (Fig. 2.) gestellt, 

 welches eine doppelte Wand hat, jedoch durch eine vier Linien breite Spalte das Visi- 

 ren durch das Glas gestattet Dieses Blechgefäss wird mit Oel angefüllt, so dass das 

 Glas mit der zu untersuchenden Flüssigkeit von einem Oelbade umgeben ist, welches 

 durch eine darunter angebrachte Weingeistlampe erwärmt werden kann. 



Die Capillarröhre, welche erst durch Salpetersäure gereinigt worden, ist in ei- 

 ner starken Messingscheibe (Fig. 3. a) befestigt und diese liegt auf einem Messingstatife, 

 (Fig. 3. b,h,b,b,) das über das Blechgefäss gestellt wird, so dass alsdann die Capillar- 

 röhre (c.) in die Flüssigkeil taucht; diese steigt darin in die Höhe, darf jedoch nicht über 

 das Blechgefäss hinaus aufsteigen, was durch gehörige Auswahl der Dimensionen der Ge- 



1) Biot, Traite de Physique. 1. p. 441. 



