— 22 — 



fasse leicht zu erreichen isl. Zugleich ist in der Messingscheibe, zur Bestimmung des 

 Niveau der Flüssigkeit eine Stahlspitze (d) befestigt, welche nicht so tief hinabroicht, als 

 die Capillarröhre. Es ist dabei die Vorrichtung getroffen, dass sowohl die Capillarröhre 

 als auch die Metallspitze vor die Spalte im Blechgcfass zu stehen kommen, so dass, wenn 

 man durch dieselbe visirt, beide beobachtet werden können. 



In der Messingscheibe ist ferner zur Seite der Capillarröhre ein Thermometer (e; an- 

 gebracht, dessen Kugel in die Flüssigkeit taucht; und ein zweites, {fl dessen Kugel aus- 

 serhalb der Flüssigkeit, möglichst nahe der Capillarröhre steht, und endlich eine kleine Oeff- 

 nung, durch welche ein Pferdehaar sich bewegen lässt, an dem eine Glasmasse (g) hängt. 

 Das Pferdehaar geht über eine , an einem besonderen Slatife befestigte Rolle nach einer 

 Schraube (b-, an welcher man durch Auf- und Abwinden das Pferdebaar verkürzen und 

 verlängern und dadurch die Glasmasse beliebig aus der Flüssigkeit ziehen oder darin ein- 

 senken kann. 



Zur Beobachtung der Höhen benutzte ich das genaue Kathetomeler des Hrn. Prof. 

 Magnus, welches durch dessen eigene Versuche') bekannt ist und eine Ablesung von 

 '/lo Mm. gestattet, jedoch noch den vierten Theil eines '/)o Mm. mit Sicherheit schätzen 

 lässt. Das Instrument war so aufgestellt, dass das Fadenkreuz des Fernrohres ungefähr 

 drei Fuss von dem Blechgefässe entfernt war. 



Die Beobachtungen wurden nun auf folgende Weise angestellt: 



Die innere Wand der Capillarröhre musstc vor jeder Beobachtung gehörig benetzt 

 werden. Zu diesem Ende stülpe ich über das aus der Messingscheibe hervorragende 

 Ende der Capillarröhre eine weitere Glasröhre (Fig. 3. i), die fest auf dem Korke, in 

 welchem die CapillaFröhre befestigt ist, aufgesetzt wird, wodurch ich einen annähernd 

 luftdichten Verschluss erziele. Durch diese Glasröhre kann man mit dem Munde die Flüs- 

 sigkeit aufsaugen. Vermittelst Baumwolle und Stückchen von Chlorcalciura wird jeder 

 Eintritt von Unreinigkeit und Feuchtigkeit aus dem Äiunde in die Capillarröhre verhütet. 



Nun stelle ich das Niveau der Flüssigkeit so ein , dass es eben die Metallspitze be- 

 rührt. Dies geschieht durch Einsenken oder Herausziehen der Glasmasse; man dreht die 

 Schraube, welche das Pferdehaar auf- und abwindet, so lange, bis man sieht, dass die 

 Spitze und ihr in der Oberfläche der Flüssigkeit scharf abgespiegeltes Bild eben üusam- 

 menlreffen. 



Das Oelbad wird nach und nach erwärmt, während die zu beobachtende Flüssigkeil 



1) Pocgendorffs .\nualen , LXI. 18*4. p. ä-25. 



